204 



Instrumente, Präparations- u. Conservationsmethoden 



etc. etc. 



Roletl'S Polar ispectroskop für das Mikroskop. (Zeitschrift 

 für Instrumentenkunde. 1881. Heft 11.) Mit zwei Abbildungen in 

 Holzschnitt. 



Bekanntlich hat schon Valentin in seinen Beiträgen zur 

 Mikroskopie No. Ill*) darauf hingewiesen, dass die Verbindung des 

 Spectral-Oculares mit dem Polarisationsapparate am Mikroskop dazu 

 benutzt werden könne, die doppeltbrechenden Eigenschaften organischer 

 Präparate zu untersuchen. (Durch ein unter 45 " zu den Polarisations- 

 ebenen orientirtes, doppeltbrechendes Präparat wird nämlich einerseits 

 das bei gekreuzten Niçois verdunkelte Spectrum sichtbar , andererseits 

 der bei einem in der bekannten Weise zwischengelagerten doppelt- 

 brechenden dünnen Krystallplättchen [Gyps von Roth 1. oder 2. Ord- 

 nung] zwischen der Fraunho f er'schen Linie E und F auftretende 

 Interferenzstreifen mehr oder minder vollständig zum Verschwinden 

 gebracht.) Indessen bleibt in der von Valentin gebrauchten Zu- 

 sammenstellung, wobei das Spectral - Ocular über den Analysator zu 

 stehen kommt, das Polarispectroskop ein unvollkommener Apparat und 

 seine Verwendung eine beschränkte. Die in der Ueberschrift genannte 

 Rolett'sche Vorrichtung erscheint dagegen wohl geeignet, den be- 

 treffenden Untersuchungen organischer Gebilde ein weiteres Feld zu 

 eröffnen, sowie für die Ermittlung der Doppelbrechung auch in geringeren 

 Graden und die Lagenbestimmung der Elasticitätsachsen ein gewichtiges 

 Hilfsmittel zu gewähren. 



Der wesentliche Theil des Apparates, 

 der „Spectro - Polarisator" , wie ich ihn 

 nennen will, kann leicht an jedem grösseren 

 Stative (z. B. an Stelle des Abbé'schen 

 Beleuchtungsapparates etc.) unter dem 

 Objecttische (T, Figur 1) eingesetzt werden 

 (an dem „Polarispectromikroskop" Prof. 

 Rolett's aus der Werkstätte von 

 Schmidt & Haensch in Berlin ist 

 derselbe in einer mit ovalem Loch ver- 

 sehenen, mittelst Schlittenvorrichtung und 

 Mikrometerschraube mit Trommeltheilung 

 beweglichen Platte angebracht). Derselbe 

 besteht aus folgenden, in der beistehenden 

 Figur 1 in ihrer Reihenfolge auf der 

 optischen Achse mit Weglassung der 

 Fassung gezeichneten Theilen : 



1. dem Spalte s, welcher mittelst einer 

 seitlich angebrachten Schraube er- 

 weitert und verengert werden kann, 



Figur 1. 



2. der Callimatorlinse C, 



3. dem geradsichtigen Prismensystem P, 



*) Max Schulze 's Archiv. Bd. VII. p. 220 f. 



