Instrumente, Präparations- und Conservationsmethoden. 



205 



4. der über dem letzteren eingesetzten Sammellinse (dem Objectiv) 0, 

 welche dazu bestimmt ist, ein kleines Spectrum zu entwerfen 

 (wegen scharfer Projection des letzteren wird dieser Linse besser 

 ein Objectivsystem von hinreichend langer Brennweite substituirt), 



5. dem vor dem Spalte befindlichen Hartnack-Prazmowski- 

 schen Prisma Po und 



6. einem über dem Objectiv eingesetzten Gypsplättchen G von 

 Roth erster bis zweiter Ordnung (andere Farben empfehlen sich 

 aus theoretischen und praktischen Gründen weniger als diese. 



Die Dispersion des Prismensystemes P ist dabei so gewählt, dass 

 bei mittlerer Vergrösserung das kleine in der Objectebene entworfene 

 Spectrum , vom rothen bis zum violetten Ende vollständig zu über- 

 sehen ist und die Fr a u n h o f e r'schen Hauptlinien deutlich wahr- 

 nehmbar erscheinen. Spalt und Callimatorlinse , wie Prismensystem 

 und Objectiv sind je zusammen in einer besonderen Röhre gefasst, und 

 es können die letzteren beiden mittelst einer der Objectivcorrections- 

 schraube ähnlichen Vorrichtung (ein in der äusseren, Spalt und Calli- 

 matorlinse enthaltenden Röhre festliegender, um seine senkrechte Achse 

 drehbarer Ring mit Gewinde greift in die, der inneren, Prismensystem 

 und Objectiv enthaltenden Röhre eingeschnittene Mutterschraube) um 

 eine mittelst Theilung am Ring und Marke am äusseren Rohre ab- 

 lesbare Grösse in senkrechter Richtung verschoben und damit die 

 Sammellinse beziehentlich das dieselbe vertretende Mikroskopsystem 

 in eine Stellung gebracht werden, welche bei verschiedenen Dicken der 

 Objectträger die für die scharfe Entwerfung des Spectrums in der 

 Objectebene geeignete ist. Der Analysator — am besten mit Theil- 

 kreis — wird in der üblichen Weise in das obere Ende des Mikroskop- 

 tubus eingesetzt. 



Soll der Apparat zu den betreffenden 

 Beobachtungen in Gebrauch genommen 

 werden , so muss derselbe so orientirt 

 werden, dass die Richtung des Spaltes 

 SS Figur 2 mit der Schwingungsebene 

 des stärker gebrochenen (ausserordent- 

 lichen) Strahles ee in dem Gypsplättchen 

 zusammenfällt und diese sowohl, wie die 

 Richtung der Schwingungsebene des 

 schwächer gebrochenen (ordentlichen) 

 Strahles in dem letzteren mit den 

 Schwingungsebenen der gekreuzten 

 Niçois PP und A A ein Winkel von 

 45 " bilden. Man erblickt bei dieser 

 Anordnungsweise , wenn hinreichend 

 intensives Licht (helles diffuses Tageslicht , directes Sonnenlicht oder 

 geeignetes künstliches Licht) von dem Beleuchtungsspiegel aus in das 

 Mikroskop gelangt , in dem in dem Sehfelde erscheinenden Spectrum 

 einen dunklen Interferenzstreifen in dem Bezirke, welcher der 

 Fr au n ho f er'schen Linie E entspricht und welcher je nach der 

 Farbenabstufung des Gypsplättchens mehr oder weniger nach F pder 

 D hin rückt. Ein in die Objectebene und unter den dunklen Ifiter- 



Figur 2. 



