206 Instrumente etc. — Sammlungen. 



ferenzstreifen gebrachtes mikroskopisches Präparat verräth nun seine 

 einfach- oder doppeltbrechende Eigenschaft sofort, indem es im ersteren 

 Pralle beim Drehen in allen Richtungen auf dem dunklen Hintergrunde 

 des Interferenzstreifens dunkel bleibt, während es im anderen Falle 

 wie eine Verdickung oder Verdünnung des Gypsplättchens wirkt, je- 

 nachdem seine gleichnamigen Schwingungsebenen mit denen des letzteren 

 zusammenfallen oder sich mit ihnen kreuzen. Unter beiden Umständen 

 aber leuchtet das doppeltbrechende Object auf dunklem Grunde in der 

 durch den Interferenzstreifen ausgelöschten Spectralfarbe, 



Man kann auf diese Weise noch geringe Grade von Doppel- 

 brechung organischer Objecte mit Sicherheit ermitteln. Ausserdem 

 aber gewährt diese Untersuchungsmethode auch sichere Anhaltspunkte 

 zur Bestimmung der Additions- und Subtractionslage und 

 zwar dient diesem Zwecke die Horizontalverschiebung des Spectro- 

 Polarisators. Verschiebt man diesen nämlich derart, dass eine dem 

 rothen Ende näher gelegene Region des Spectrums unter das in der 

 früheren Weise orientirt belassene Object zu liegen kommt, so erscheint 

 das letztere in der Additionslage dunkel auf hellem Grunde, während 

 im anderen Falle, d. h. in der Subtractionslage, eine Verschiebung nach 

 dem violetten Ende hin erforderlich wird , um diese Erscheinung her- 

 vorzurufen. Die Grösse der Verschiebung, welche erforderlich wird, 

 um in dem einen oder dem anderen Falle die Verdunkelung des 

 Objectes zu bewirken, ist unter Umständen selbst geeignet, auf grösseren 

 oder geringeren Grad der Doppelbrechung schliessen zu lassen. 



Entfernt man Analysator , Polarisator und Gypsplättchen und 

 benutzt das Prismensystem allein, so erhält man ein Spectro-Mikroskop, 

 welches dazu geeignet ist, die organischen Structureleraente auf ihr 

 Verhalten in monochromatischem Lichte und zwar sowohl in bestimmten, 

 als in allen Regionen des Spectrums zu untersuchen. 



Dippel (Darmstadt). 



Davis, G. E., Practical Microscopy. 8. 340 pp. with 257 woodc. London 1881. 



M. 7,80. 



Griffith, E. H., The Griffith Cell. [The American Monthly Microsc. .Tourn. 

 Vol. III. 1882. No. 1. p. 9.) 



The New „Congress „ Stand. (1. c. p. 9 — 13.) 



Van Ermengem, E., Resultats obtenus d'un mode d'éclairage qu'on produit 

 au moyen de l'appareil , connu en Angleterre sous le nom de Vertical 

 Illuminator ou Opaque Illuminator for high Powers. (Soc. Belge de 

 microsc. Procès-verb. de la séance du 30 déc. 1881. p. XXXVII — XL.) 



Sammlungen. 



Blankenhorn, Préparations du phylloxera, de ses ennemis et d'autres animaux 

 qui vivent sur la vigne. Index. (Soc. Belge de microc. Procès-verb. de la 

 séance du 30 déc. 1881. p. XL-XLIII.) 



BraQu, G., Herbarium Ruborum Germanicorum. Fasc. 10. (Spec. 186 — 210.) 

 Fol. Hausberge 1881. M. 9.— 



