76 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



nique avec une deuxième capacité B également cylindrique et de même 

 diamètre. Ils produisent à l'intérieur de ces capacités des pressions diffé- 

 rant entre elles, lorsque l'eau est en mouvement; mais la différence de ces 

 pressions n'est que quelques millièmes de celle qui règne dans la conduite. 



» Les capacités A et B, en communication à leur partie inférieure, con- 

 tiennent du mercure, que les différences de pression font passer de l'une 

 dans l'autre. L'une d'elles. A, est fixe, et est réunie à l'autre, à la partie 

 inférieure, par un tube métallique rectiligne de 8™"" de diamètre à paroi 

 mince et assez long pour éj)rouver des flexions de i^'" sous des efforts de 

 quelques grammes seulement. 



» A sa partie supérieure, cette capacité est rattachée au deuxième aju- 

 tage par un tube identique à celui dont nous venons de parler, parallèle et 

 libre sur la même longueur. Cette capacité B est suspendue à sa partie 

 supérieure à un ressort et se trouve en équilibre sous la réaction de ce 

 ressort et la charge de mercure et d'eau qu'elle contient. 



>> Quand les pressions sur les ajutages viennent à varier, la charge de 

 mercure contenue dans la capacité B varie, et la différence de poids peut 

 être aussi considérable que l'on veut pour une différence de pression 

 donnée, puisqu'on est maître du diamètre de cette capacité; on est donc 

 maître de l'allongement que pourra prendre le ressort sous l'influence de 

 cette différence de pression. L'inscription est faite au moyen d'un enre- 

 gistreur Richard actionné par la capacité B. 



« Ce dispositif a l'avantage de ne contenir aucun presse-étoupe ni autre 

 appareil analogue pouvant introduire des frottements variables de nature 

 à donner des indications irrégulières suivant leur état d'entretien. » 



OPTIQUE. — Sur un procédé pour la comparaison des épaisseurs. 

 Note de M. Mesnager, présentée par M. A. Potier. 



« Pour la mesure des épaisseurs, on emploie couramment aujourd'hui 

 les franges de superposition de MM. Pérot et Fabry, en utilisant, tantôt 

 comme comparateur, tantôt comme compensateur, une lame d'air com- 

 prise entre deux glaces demi-argentées faisant entre elles un petit angle. 

 Eu diminuant l'angle, on peut augmenter la précision des mesures; mais 

 ou est bientôt arrêté par les imperfections du dressage des glaces; celles-ci 

 ont toujours une courbure qui limite la précision. 



» On peut augmenter plus de 9.00 fois cette précision sans au g- 



