SÉANCE DU II JANVIER 1904. jq 



détail. Le disque étant au préalable mis en mouvement, l'expérience con- 

 siste à produire le passage de l'air dans la sirène et à le supprimer alter- 

 nativement. Chaque fois que l'air passe et que les vibrations se produisent, 

 le disque paraît plus éclairé ; en même temps, on en distingue les contours, 

 ainsi que la forme de l'axe de rotation et celle des montants verticaux de 

 la sirène; le tout s'estompe rapidement si l'on arrête le courant d'air. 



» Cette expérience réussit avec la même netteté, si l'on se bouche soi- 

 gneusement les oreilles : il ne s'agit donc pas d'un simple effet réflexe. 

 Elle réussit, sans qu'aucune erreur se soit produite dans le cours de plu- 

 sieurs essais si, dans ces mêmes conditions, le passage de l'air et son inter- 

 ruption sont produits par un aide, et que l'on cherche à reconnaître, 

 d'après l'aspect du disque, la nature des opérations faites à l'insu de l'ob- 

 servateur. » 



PHYSICO-CHIMIE. — 5wr ks applications du chronostiliscope E. Varenne. 

 Note de MM. E. Varenne et L. Godefroy, présentée par M. Troost. 



« Nous avons l'honneur de présenter à l'Académie des Sciences le chro- 

 nostiliscope de M. E. Varenne et son emploi pour la détermination de 

 certaines constantes physico-chimiques. 



» L'appareil se couipose essentiellement d'un tube réservoir AB soutenu 

 verticalement et sur lequel sont gravés deux traits tt' comprenant une 

 capacité de 3o""\ Ce tube est fermé à sa partie inférieure par un bouchon 

 traversé par un tube capillaire de lo'^'" de longueur (longueur d'ailleurs 

 variable et d'un diamètre approprié à la nature du liquide étudié), L'extré- 

 mité supérieure du tube AB est fermée à l'aide d'un bouchon traversé 

 par un tube C ouvert à ses deux extrémités et dont l'extrémité inférieure 

 débouche au-dessous du trait t. Ainsi disposé, cet appareil permet d'avoir 

 un écoulement sous pression constante. 



)) On verse le liquide à étudier dans le réservoir au-dessus du trait t' , et 

 l'on remet le tube C en place. Le liquide s'écoule par le tube capillaire et 

 l'on note très exactement le temps ï que met le liquide à s'écouler entre 

 les deux traits tt' sous pression constante, le volume Y compris entre ces 

 deux traits étant connu par un jaugeage préalable. 



» Variations du coefficient de dépense K. — Nous avons montré (') que 



(') Comptes rendus, t. CXXXVII, p. 99^. 



