490 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



autour de son point de suspension o de façon à augmenter la capacité du 

 système. Lorsque les ondes cessent d'arriver, l'aiguille retourne à sa posi- 

 tion d'équilibre, grâce à la torsion du fd. 



» Les déviations sont observées par réflexion à l'aide d'un petit miroir 

 solidaire de l'aiffuille. 



o 



» La réception se fait dans les meilleures conditions lorsque la self-induction du 

 circuit S et la capacité du système satisfont à la condition de résonance. En effet, 

 dans ce cas, Vimpédance entre les deux bornes de l'appareil est maximum et il arrive 

 ceci de curieux que le courant traversant l'appareil est d'autant plus petit que la 

 résistance du circuit S est elle-même plus petite. A la limite, lorsque la condition de 

 résonance est satisfaite et la résistance du circuit S nulle, aucun courant ne traverse 

 l'appareil, l'antenne vibre en moitié d'onde et la borne de l'appareil en relation avec 

 l'antenne est un ventre, une région de jDOtentiel maximum. 



)) On se rapprochera d'autant plus de cette réceptibilité maximum que la réso- 

 nance sera plus parfaite et la résistance de S plus petite. 



» On peut observer soit des élongations dues à un ou plusieurs trains d'ondes, soit 

 des déviations permanentes lorsque les trains d'ondes s.e suivent d'une façon continue. 



)> On sait que les cohéreurs et les récepteurs magnétiques sont sensibles 

 surtout au choc du front de l'onde; au contraire, le présent appareil accu- 

 mule les effets et constitue un véritable appareil de mesure de l'énergie 

 transmise. 



» L'aiguille de Fappareil dont je me suis servi est en aluminium mince, elle a une 

 hauteur de 25™"' et une longueur de 28'""\ La distance entre l'aiguille et les arma- 

 tures a est de 4™"'- La suspension est faite par un fil de cocon de 3'^™ de long. 



» Dans ces conditions, une différence de potentiel de i volt appliquée aux bornes 

 de l'appareil donne une déviation de iS™""- sur une échelle placée à 2™. 



» Expériences. — Distance de transmission : 10"^ ; longueur des 

 antennes : 2™; longueur de l'étincelle : -j^ de millimètre; longueur 

 d'onde : environ 12"'; étincelles par seconde : 80. 



» Dans ces conditions, la déviation permanente observée est de 80'"™. 

 Il faut environ 160 étincelles (2 secondes) pour avoir une élongation 

 de 10"'"'. Ce temps, relativement long, pourra être réduit en diminuant 

 l'amortissement et le moment d'inertie de l'équipage mobile. 



)) Je n'ai pas remarqué la charge accidentelle de l'aiguille, mais, le cas échéani, 

 on s'en préserverait en la réunissant électriquement au milieu o' du circuit S. 



» Il faut éviter, dans la construction de l'appareil, l'emploi d'isolants tels que 

 l'ébonite ou la paraffine, qui pourraient s'électriser accidentellement et rendre toute 



