SÉANCE DU 22 FÉVRIER 1904. 49$ 



» Avec une vitesse de i révolution par minute l'appareil fonctionne pendant 

 5o minutes, et si Ton désire effectuer des lectures pendant des périodes plus longues, 

 avec le même degré de précision, il suffit de construire un instrument analogue avec 

 un cvlindre plus grand et un bras plus grand pour porter le style. 



» Comme le seul organe mobile de l'appareil est l'axe horizontal sur 

 lequel est fixé centralement l'électro-aimant, et comme le bras portant 

 le style ou traceur est équilibré avec beaucoup de soin, et que le frot- 

 tement est réduit au minimum au moyen de galets de roulement ou de 

 billes, le travail que doit accomplir le mouvement d'horlogerie est réduit 

 au minimum, et il n'y a par conséquent aucune difficulté à maintenir con- 

 stante la vitesse de rotation, surtout que le volant, dont les ailettes sont 

 réglées par des ressorts à vis de tension, rend possible un réglage très 

 exact. 



)) Le chariot de la plume, se déplaçant entre deux, guides relativement écartés l'un 

 de l'autre, ne permet aucun jeu latéral de la plume, et une connexion rigide avec l'ar- 

 mature de l'électro-aimant, obtenue au moyen de bielles et d'un levier coudé, assure 

 une action impérative et élimine l'accumulation des erreurs produites par les motifs 

 susdits. 



» En faisant agir sur l'électro-aimant un courant faible et un courant plus fort, il 

 est facile d'enregistrer, au moyen de la même plume, des signes indépendants, et même 

 quand les signes se superposent on peut facilement se rendre compte de reff"et plus 

 grand dû aux courants combinés. Ceci facilite le calibrage d'une courbe au moyen 

 d'un mécanisme d'horlogerie astronomique donnant électriquement la mesure du 

 temps, les déviations de la plume étant formées sur la même courbe et Ton évite 

 ainsi la comparaison de deux courbes, comme par exemple quand on emploie un dia- 

 pason. 



» La précision de cet instrument permet de l'employer avec des tachy- 

 mètres, des pluviomètres, anémomètres, etc., et le double mouvement 

 qui peut être communiqué à la plume permet d'enregistrer simultanément 

 avec le même chronographe les indications données par deux des appareils 

 ci-dessus indiqués. » 



CHIMIE GÉNÉRALE. — Sur la potentialisation spécifique et la concentration 

 de V énergie. Note de M. Ernest Solvay, présentée par M. H. Moissan. 



« Bien des esprits scientifiques s'affligent de voir qu'à propos du radium , 

 qui semble émettre indéfiniment de l'énergie en se maintenant à une tem- 

 pérature supérieure à celle de son milieu, d'éminents savants en arrivent 



