562 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



» En faisant glisser les unes dans les autres les diverses pièces concentriques du 

 diastoloscope, on arrive rapidement à régler la distance des deux cônes et la longueur 

 de l'appareil, de manière à obtenir sur le verre dépoli replacé au fond de la chambre 

 noire une image nette de l'objet à examiner, en remettant au point s'il y a lieu. 



» On peut substituer au verre dépoli, sur lequel on a déjà une image assez nette 

 et facile à étudier, une glace polie sur laquelle on examine les détails de l'image avec 

 un oculaire. On fera mieux de substituer à cette glace une plaque photographique 

 qui fixera l'image. 



» On voit que l'appareil est formé de deux cônes. D'après la théorie exposée dans 

 les Notes précédentes, il semblerait qu'un seul soit suffisant. Cependant, l'expérience 

 m'a montré que l'addition du cône supérieur, dont l'angle au sommet est plus grand 

 que celui du cône inférieur, est avantageuse parce qu'elle évite en grande partie les 

 effets fâcheux de la dispersion qui nuit à la netteté des images. 



X Je n'indique pas d'une manière plus précise les constantes numériques 

 des parties de l'appareil, parce que je me réserve de les modifier encore. 



» J'ai dit {Comptes rendus, t. CXXXVIII, p. 267) que je chercherais si, 

 en recevant les rayons lumineux sur un cône argenté, je n'aurais pas une 

 image par réflexion plus nette. Jusqu'ici, l'image par réfraction a été plus 

 lumineuse, mais je continue l'étude des images par réflexion. 



» Enfin, je dois faire observer que la clarté de l'image est plus grande 

 avec cet appareil qu'avec un microscope donnant un fort grossissement, 

 parce que la surface de l'image ne dépend ici que de celle de ce que j'ai 

 appelé le cercle-objet (lorsque les distances des parties de l'appareil ont 

 été réglées) et que le rapport de ces deux surfaces est beaucoup plus 

 petit que dans le cas des images semblables aux objets fournies par les 

 microscopes. 



» Le grossissement sera calculé d'après la formule établie {Comptes 

 rendus, t^ CXXXVIII, p. 35o). 



» Les figures 2 et 3 montrent des diatomées dont les images sont recueillies par 

 projection avec un microscope sans oculaire, mais avec les objectifs n"^ 5 et 8. 



» Les figures 4 et 5 représentent ce que deviennent les images précédentes lorsque 

 l'on a introduit le diastoloscope. 



)) L'appareil qui produit ces résultats est fort peu coûteux à cause de sa grande 

 simplicité. Son effet étant de dilater considérablement les parties centrales du cercle- 

 objet, justifie le nom que je lui ai donné. 



» Je pense que j'obtiendrai des images encore plus nettes pour les parties 

 les plus dilatées parce que lesconsidéralions théoriques qui pourraient être 

 invoquées pour limiter les grossissements à obtenir ne me semblent pas 

 telles qu'on ne puisse espérer réaliser des grossissements de 5 000 



