SÉANCE DU 29 FÉVRIER 1904. 563 



à 6000 diamètres et même un peu plus, ce qui constituerait déjà un pro- 

 grès sensible. » 



ÉLECTRICITÉ. — Stato-voUmêlre. Appareil mesurant de 1 à /joooo volts 

 en équilibre stable. Noie de M. V. Crémieu, présentée par M. \\. Poincaré. 



« [1 n'existe pas d'appareil sensible et d'un usage commode qui permette 

 de mesurer électrostatiquement toute l'échelle des potentiels électriques. 



» C'est là une lacune que l'appareil suivant permet de combler. Il est 

 basé sur l'emploi d'une méthode de zéro consistant essentiellement à 

 équilibrer une attraction électrostatique, dont la variation est réglée par 

 une forme convenable des organes chargés, par une répulsion électrody- 

 namique. 



» Un levier métallique AB est suspendu horizontalement par un fil métallique fin 

 et maintenu par sa partie inférieure par un second fil métallique fixé au socle de 

 l'appareil. Ces deux fils sont isolés l'un de l'autre. L'extrémité A du levier porte un 

 court cylindre métallique D, de 6"^™ de diamètre intérieur; concentriquement à D se 

 trouve un cône métalliciue C; il est fixé au socle de l'appareil de façon que son axe 

 horizontal soit perpendiculaire à la section normale de D. La base du cône a un dia- 

 mètre de 59™™; le cône peut glisser le long d'une tige cylindrique de 8""* de diamètre 

 concentrique à son axe; on peut ainsi amener la base du cône C à coïncider avec la 

 base du cylindre D, ou bien écarter ces deux plans de 7'='". Le cylindre D est constam- 

 ment relié au sol et l'on relie le cône à la source dont on veut mesurer le potentiel. 

 L'extrémité B du levier mobile porte une bobine E, qui se déplace en regard d'une 

 bobine ùxq E, ; ces deux bobines sont disposées de façon qu'en y faisant circuler un 

 même courant elles se repoussent. Un amortisseur à huile rend apériodiques les mou- 

 vements du système mobile ainsi constitué. 



» Quand on charge le cône C, l'électricité s'y distribue de façon telle 

 que la densité superficielle est, en chaque point, à peu près en raison 

 inverse du rayon de la section droite du cône en ce point. Les surfaces 

 d'égale densité électrique seront donc des cônes concentriques à G, mais 

 d'angle différent. 



» L'attraction exercée par C sur le cylindre mobile D est, pour chaque 



position relative de ces deux organes, proportionnelle à la variation -j-; de 

 capacité C correspondant à un déplacement dr an cylindre. 



» La valeur de -T7 dépend de la forme des surfaces d'égale densité élec- 

 trique superficielle, qui dépend elle-même de l'angle du cône C. 



» On a donné à cet angle une valeur telle que la force attractive exercée 



