682 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



M Cette disposition un peu compliquée et que nous avons abandonnée 

 avec avanlai^e dans les appareils sensibles dont il a été question ci-dessus, 

 devient indis|)ensable pour obtenir une mesure précise en valeur absolue. 



» Le procédé employé pour opérer la mesure consiste, en effet, à enre- 

 e^istrer la déviation permanente du galvanomètre du pont principal P sous 

 l'action des ondes reçues, puis à remplacer l'antenne et la terre par les 

 pôles d'une source électrique convenable capable de fournir dans le ponlp 

 lin courant continu donnant la même déviation au galvanomètre du pont 

 principal. 



» Le succès de la mélhode repose uniquement sur l'équilibre parfait du 

 pontyD, Il faut, en eîTet, que le déréglage de l'équilibre du pont P soit pro- 

 duit uniquement par l'efTet thermique développé dans le pont p. Aussi 

 a-t-on ajouté à ce pont y? un dispositif de régi ige très précis, sorte de 

 petit pont à corde constitué par un gros fil à faible coefficient de varia- 

 tion, qui permet de réaliser exactement les conditions voulues. 



» On s'aperçoit que ces conditions sont réalisées lorsque les déviations 

 du Galvanomètre du pont P sonr égales et de même sens quand on inverse 

 le courant auxiliaire dans le pont^. 



» Les mesures ont été opérées à la distance de iiio™ dans les condi- 

 tions précéiiemment énoncées, c'est-à-dire avec étincelles de 5*^™. 



» La déviation moyenne du galvanomètre sous l'efTet aes émissions était 

 de 65,5 divisions. 



» J^a même déviation de 65,5 divisions était produite |>ar un courant 

 continu de 8,29 milli-ampères dans le pont/? (valeur mesurée directe- 

 ment). Ou peut en inférer que l'effet thermique produit dans le bolomètre 

 par un courant continu de 8,29 milli-ampères est le même que celui qui 

 est dû au courant induit reçu par l'antenne. 



» Le nombre des interruptions était en moyenne de 12 à la seconde. 



)) I^a valeur de ce qu'on peut 'appeler V i /itensité ejjîcace du courant reçu 

 par l'antenne pour une émission unique serait égale, dans les conditions 

 de l'expérience, à 0,69 milli-ampère. Comme la résistance de la branche 

 du bolomètre, c'est-à-dire la résistance réduite du pont jo, est de 17*^, 5, la 

 quantité d'énergie mise en jeu dans le bolomètre est équivalente à 



i7,5.o,6q 8,3. , j 



-^ — r— ^ = -~ loules i)ar seconde. 

 10' 10b •• ' 



» La puissance est beaucoup plus considérable, car la durée totale de 

 l'oscillation amortie qui prend naissance dans l'antenne réceptrice est com- 

 prise entre io~^ et 10^" seconde. 



