8i8 



ACADEMIE DES SCIENCES. 



du précédent se produit;. les becs se rallument et ainsi de suite, t' est la température 

 minima. 



» La balance n'entre en fonctionnement qu'aux températures extrêmes. Les vis VV 

 limitent l'amplitude de ses oscillations. 



Appareil dans la position de fermeture de V obturateur {période de re/roidisxement de l'étuve). 



» Un contrepoids CM et la potence P sont mobiles le long de FF. On dispose de 

 leurs situations sur FF pour régler les températures extrêmes t et /'. Dans un appareil 

 dont le réservoir à alcool contient Se*"' environ, l'écart de ces températures peut passer 

 de 2° à io°. Dans la pratique, pour régler l'appareil, nous déterminons par tâtonne- 

 ment la position de la potence P pour obtenir entre les températures extrêmes (quelles 

 que soient ces températures) l'écart adopté. La position de P étant alors définitivement 

 fixée, nous établissons celle de CM de façon à amener le déclenchement de fermeture 

 à la température maxima choisie t. 



» Grâce à cette souplesse de réglage, on peuf. maintenir clans l'étuve 

 une température variant clans de faibles limites autour de la température 

 moyenne optima. Dans une étuve Schribaux dont les dimensions intérieures 

 sont : hauteur 90*=™, largeur 60*^™, profondeur 4o*^™> avec un débit de 

 25' de gaz à l'hetire, nous obtenons des oscillations entre 24° et 26°, 5 

 à la partie inférieure de l'étuve, de 24° à 26'' à la partie moyenne et à la 

 partie supérieure. La durée d'échauffement a varié de 32 à 35 minutes; 

 celle de refroidissement de 20 à 35 minutes. Avec un débit de 5o', 

 pour les mêmes limites, la période d'échauffement n'était que de 

 10 minutes. 



I 



