SÉANCE DU 5 AVRIL 1904. 853 



branches de y sont holomorphes. Ces branches pourront n'avoir dans les 

 cercles C qn un nombre fini de points critiques de plus en plus éloignés, et il 

 existera alors, entre les substitutions correspondant à cet ensemble de 

 points critiques, une relation exprimant que la branche est holomorphe à 

 l'infini. » 



PHYSIQUE. — Polaristrobométro graphe ou polarimètre enregistreur faisant 

 périodiquement le point par un mouvement alternatif de l'analyseur. Note 

 de M. Gastox Gaillard, présentée par M. J. Violle. 



« Des études sur l'apparition de quelques précipités (') et leur temps de 

 formation m'ont conduit à chercher une méthode précise pour la mesure 

 du temps des réactions en général. 



» Les variations qu'éprouvent dans ces conditions certaines propriétés 

 optiques m'ont paru pouvoir être utilisées de préférence à toute autre. Déjà 

 M. Hurion (") a suivi les modifications de l'intensité de la lumière trans- 

 mise à travers un liquide dans lequel se forme un précipité. Mais les appa- 

 reils ne m'ont pas semblé pouvoir se prêter aisément à l'enregistrement. 

 L'étude des modifications du jDOuvoir rotatoire m'a paru plus commode à 

 observer, sans impliquer d'ailleurs qne ces modifications correspondent 

 directement à des variations corrélatives de l'état chimique. 



» Pour enregistrer ces modifications j'ai imaginé un dispositif qui utilise 

 un cinématographe Gaumontet un polarimètre Laurent à pénombre con- 

 venablement modifiés. 



» L'appareil cinématographique et le polarimètre sont placés sur un même banc et 

 reliés par un soufflet. L'oculaire du polarimètre a été supprimé. L'objectif du cinéma- 

 tographe est placé après ce dernier et la lame demi-onde immédiatement avant l'analy- 

 seur d'une manière analogue à celle adoptée par M. Dongier (^) dans so« analyseur à 

 pénombres. Cette disposition permet avec un objectif à très court foyer d'avoir une 

 image plus grande avec un recul moindre, ce qui est commode pour les transmissions 

 mécaniques utilisées dans ce dispositif et permet de réduire les dimensions de l'appa- 

 reil. Ayant besoin d'avoir un assez grand nombre d'images dans des temps relativement 

 courts, j'ai dû, d'après les résultats obtenus par MM. Chauvin et Ch. Fabre (*) dans 



(') Société française de Photographie, i"^ avril i9o4- 



(-) Comptes rendus^ 11 juin 1891, p. i43i. 



(■*) Annales de Physique et de Chimie, 7" série, t. XIV, p. 448- 



(*) Comptes rendus, 16 nov. 1891, p. 691. 



