854 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



l'ap^ilication qu'ils ont faite de la Photographie au polarimètre à pénombre, avoir 

 recours à une lumière monochromalique autre que la lumière jaune et plus actinique : 

 j'ai choisi la lumière violette et M. Jobin m'a construit une lame demi-onde pour les 

 rayons violets. La lumière violette pourrait être empruntée à un spectre dont on isole- 

 rait la région convenable, mais j'ai trouvé plus simple d'utiliser une source puissante 

 telle que l'arc électrique ou une lampe Nernst de 3. ampères dont je filtrais la lumière 

 à travers un écran coloré constitué par des solutions combinées de violet de gentiane 

 ou de méthyle et d'indigo carmin. 



» Le mouvement de l'appareil cinématographique qui est actionné par une dynamo 

 est transmis par une vis tangente à un arbre longeant parallèlement le polarimètre. 

 Sur cet arbre est monté une came dont la rotation imprime un mouvement alternatif 

 à un équipage qui entraîne à la fois l'analyseur et la lame demi-onde, si bien que l'éga- 

 lité de teinte des deux plages se trouve automatiquement faite à des intervalles régu- 

 liers, mais pour des angles difïérents, si cependant le pouvoir rolatoire de la substance 

 a changé. On peut faire varier l'amplitude du mouvement avec l'excentricité de la 

 came, sa période avec le pas de la vis, et la région du déplacement avec la longueur 

 de la tige qui transmet le mouvement de la came à l'équipage. Le déplacement du 

 demi-disque de quartz, par rapport à un fil azimutal, donne sur chaque image la va- 

 riation de l'angle dont l'analyseur a tourné pour faire l'égalité de teinte des deux 

 plages. 



» On peut ainsi obtenir de 5 à lo images à la seconde et, comme sur ces 

 séries successives d'un même nombre d'images on peut lire, en même 

 temps que la valeur de l'angle pour laquelle a lieu l'égalité de teinte, le 

 retard ou l'avance de ce point à des intervalles qu'on est libre de choisir, 

 il est ensuite aisé de relever les variations ainsi enregistrées. 



» Sans doute le procédé est limité aux substances qui agissent sur la lu- 

 mière polarisée, mais il offre l'avantage d'enregistrer avec précision les 

 modifications que ces substances subissent dans toutes les conditions qui 

 modifient leurs pouvoirs rotatoires. » 



SPECTROSCOPIE. — Sur les raies Satellites dans le spectre du cadmium. 

 Note de M. Ch. Fabry, présentée par M. Deslandres. 



« Dans ses belles études sur les sources de lumière monochromatiqiie, 

 M. Michelson a découvert qu'un certain nombre de raies émises par des 

 vapeurs métalliques ne sont pas simples, mais accompagnées de raies très 

 voisines, ou satellites. L'existence de ces raies très voisines constitue une 

 particularité curieuse de l'émission et mérite une étude approfondie. 

 L'observation de ces satellites n'est possible que sur des raies fines, comme 

 celles que donnent les vapeurs métalliques à faible pression, illuminées 



