SÉANCE DU II AVRIL 1904. SgS 



)) Par suite de cette différence, le couple du bifilaire DD, l'emporte sur 

 celui de CC, . Le système tournera dans le sens de la torsion initiale de DD, . 

 Dans cette rotation la longueur du bifilaire DD, augmente, celle de CC, 

 diminue ; en même temps les bifilaires formés par les fils aji et yS intro- 

 duisent un couple antagoniste. L'angle cho dont tournera le système sera 

 tel qu'il y ait équilibre entre ces différents couples. 



» Un calcul approximatif permet de voir qu'avec un choix convenable 

 des bifilaires, l'angle r/co serait très supérieur à celui décrit par le fléau 

 oscillant librement autour de l'arête o, sous l'action du même dp. 



)) D'autre part, on conçoit que la stabilité du système a pour limite. la 

 charge de rupture des fils du quadrifilaire. 



» Le calcul de la sensibilité de ce système est très compliqué si Ton part 

 de l'expression du couple W 



» Mais M. H. Poincaré a bien voulu faire la théorie mécanique qu'on 

 trouvera d'autre part (*). I^a discussion de la formule de sensibilité à 

 laquelle cette théorie aboutit fera l'objet d'une prochaine Note. 



)) Une première balance de ce genre, réalisée assez grossièrement, a 

 donné des résultats encourageants. Il est nécessaire d'assurer sur le flot- 

 teur une poussée parfaitement verticale. 



» On élimine les difficultés pouvant provenir des actions capillaires sur 

 la tige T à sa sortie du mercure en recouvrant celui-ci d'une couche de 

 quelques millimètres d'eau faiblement acidulée. 



•» D'ailleurs il est plus commode d'opérer par une méthode de zéro. La 

 pesée faite au centigramme près, on équilibre l'excès inconnu à l'aide d'une 

 répulsion électrodynamique produite entre une bobine attachée au fléau 

 ou au cadre GHTL, et une bobine fine. On envoie dans ces deux bobines 

 un courant dont on règle l'intensité, avec une boîte de résistance, jusqu'à 

 ramener l'appareil au zéro. On étalonne une fois pour toutes un excès de 

 poids connu en fonction d'une intensité connue. 



» Ce procédé, que j'ai décrit à propos de balances sans couteau (-), 

 permet d'opérer à distance, très vite, et d'atteindre une sensibilité bien 

 supérieure à celle que donne l'emploi des cavaliers, ou les méthodes de 

 grossissement optique. » 



(V) Même Compte rendu, p. 869. 



(■-) Journal de Physique, 4" série, t. î, juillet 1902, p. 44i' 



