SÉANCE DU 1 MAI 1904. I09I 



mutale, il faudrait exprimer le coefficient de sensibilité en fonction des pa- 

 ramètres dont on dispose arbitrairement. Ceux-ci sont au nombre de six : 



KB = <i distance du point d'application de la résultante des poids P à l'arête du 



P . 



couteau; G^^ ^=. f z=i cl y< — distance de Go à la même arête; 2« et 26 écartement 



des points d'attache des fils des bifilaires; 2<? distance entre les axes des deux bifi- 

 laires; X longueur des fils; to torsion initiale donnée aux bifilaires, 



Fiîj. I. 



s A--^ 



■ Go 



U]JS 



)) Il résulte de ce grand nombre de paramètres qu'on ne peut obtenir 

 que des formules extrêmement compliquées, qui ne se prêtent à aucune 

 discussion. La méthode graphique peut donner des résultats; encore faut-il 

 simplifier les données. Pour cela il est logique et commode de se baser sur 

 les facilités de la construction de l'appareil. 



» On est ainsi amené à placer les fils symétriques de chaque bifilaire 

 dans des plans parallèles verticaux; à rendre fixes six des points d'attache 

 a, p, y/, ^', y et S {fig. i); enfin à réduire à un seul les deux points d'at- 

 tache ap. Ce point d'attache unique vient alors en C et se confond avec M 



