II 42 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



voies. M. Martine a réussi à préparer ainsi de la benzylidène- et de l'anisy- 

 lidènementhone (expériences inédites). 



» Nous nous proposons de continuer l'étude de ces produits de substitu- 

 tion de la menthone, et de chercher à préparer des dérivés cristallisés, 

 dans le but de séparer les divers isomères qui ne peuvent manquer de se 

 former dans ces réactions. 



» Nous avons également l'intention d'appliquer le nouveau procédé à la 

 préparation de dérivés alcoylés du camphre, de la pulégone, de la méthyl- 

 cyclohexanone, de la thuyone et en général à la plupart des cétones 

 cycliques facilement accessibles. » 



PHYSIQUE. — DisposiUf permettant de rendre identiques les tubes à rayons X. 



Note de M. d'Arsoxval. 



« Il était jusqu'ici très difficile, pour ne pas dire inq^ossible, de se rendre 

 compte rapidement et pratiquement de la qualité et de la quantité des 

 rayons X émis par un tube, et surtout de répéter, même à i5 minutes 

 d'intervalle, une expérience dans des conditions identiques. 



» Parmi les appareils de comparaison employés, seul le radiochromo- 

 mètre de Benoist donne des renseignements utilisables sur la qualité de 

 pénétration des rayons, en partant d'une unité arbitraire. 



» Pour comparer entre elles les quantités de rayons émis, M. Gaiffe a 

 pensé que le procédé le plus simple était de mesurer l'intensité du courant 

 circulant dans le tube. 



)) Il a donc construit spécialement un milliampéremètre, type d'Arsonval, 

 très sensible, et s'en est servi pour les expériences que je vais décrire ci- 

 dessous et dont le résultat est visible sur quatre clichés contenant chacun 

 plusieurs radiographies. Je fais remarquer dès maintenant que chaque 

 groupe a été fait sur une seule plaque pour éliminer les différences pou- 

 vant provenir soit de l'émulsion, soit du développement. 



» Afin de faciliter les essais et de se mettre dans les meilleures conditions 

 expérimentales au point de vue de la production des courants, M. Gaiffe a 

 employé un transformateur à courant alternatif 110-60000 volts, avec 

 rhéostat de réglage et voltmètre sur le primaire pour permettre de con- 

 naître les volts efficaces au secondaire, branché sur le secteur alternatif de 

 la rive gauche, ce qui rendait constant le nombre d'émissions par seconde. 

 Le reste de l'installation est conforme à celle employée par M. Villard 



