1154 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



poursuivies à la Pliysikalische Reichsanstalt, ont renoncé au chauffage au 

 gaz qu'ils employaient encore en 1893 et adopté le chauffcige électrique 

 par fil de platine; ils ont également abandonné les réservoirs de porcelaine 

 pour ceux de platine utilisés jadis avec succès par Pouillet et Becquerel, 

 et qui deviennent bien, au rouge, perméables à Thydrogène, comme l'a 

 montré Sainte-Claire Deville, mais non à l'air ou à l'azote, comme ou 

 l'avait cru. Ils ont trouvé ainsi avec un thermomètre à azote à volume 

 constant le nombre 1064*^,0 presque identique au mien (^Annalen der PhysJJî, 

 t. LXVIIl, 1899, p. 8 [7 et t. II, 1900, p. 5o5). 



)) Tout récemment (Comptes rendus, ij avril 1904) MM. Jacquerod et 

 Perrot, dans des mesures pyrométriques très intéressantes sur cinq gaz 

 différents, ont obtenu des nombres voisins de 1067°. Ils ont eu recours au 

 chauffage électrique par fils de platine, et ont employé un réservoir ther- 

 mométrique en silice fondue, ce qui, en raison de la faible dilatation et de 

 l'homogénéité de ce corps, constitue un progrès des plus notables. 



» La concordance de ces divers résultats est assez grande pour qu'il y ait 

 intérêt à ramener les nombres précédents à l'échelle absolue. J'ai établi 

 ailleurs (') les formules théoriques et les ai vérifiées au moyen des expé- 

 riences d'une admirable précision de M. Chappuis. 



» Si l'on appelle t la température centigrade donnée par un thermomètre 

 à gaz à pression constante fonctionnant sous la pression atmosphérique 

 normale, T la température absolue correspondante, To la température 

 absolue de fusion de la glace (qui est égale à 273^,08, comme on le déduit 

 des nombres de M. Chappuis), a la constante d'attraction moléculaire de 

 Van der Waals, on a, l'unité de pression étant la pression atmosphérique 

 normale et l'unité du volume le volume du gaz à 0° sous cette pression : 



T- T 







r a \oo — t/ 273 646 + i\"l 



[^~ 3p 273 ^ty "^ 3^ 273 + ^;] 



Si la pression était égale à p centimètres de mercure, le terme cor- 

 rectif f5/ (c'est-à-dire la différence entre T — T^ et t) indiqué par ce calcul 



devrait être multij)lié par ^ • 



(') Sur les thermomètres à gaz et sur la réduction de leurs indications à 

 l'échelle absolue des températures (ExU'ail du Tome XIII des Travau.r et Mémoires 

 du Bureau international des Poids et Mesures, igoS). 



