SÉANCE DU l6 MAI I904. I20I 



MÉCANIQUE APPLIQUÉE. — Recherches relatives à la résistance de Vair au 

 moyen d'un nouvel appareil appelé balance dynamométrique. Note de 

 M. Ch. Renard, présentée par M. Maurice Levy. 



« Les balances dynamométriques sont des machines employées depuis 

 plusieurs années à l'Etablissement de Chalais pour l'exécution de mesures 

 précises relatives à la résistance de l'air. Elles peuvent être simples ou 

 doubles. 



)) La ha\nv\ce simple permet seulement de déterminer la valeur du mo- 

 ment résistant d'un appareil tournant dans l'air autour d'un axe de symé- 

 trie. La balance double permet de mesurer simultanément le moment résis- 

 tant d'une hélice ou d'un groupe symétrique de surfaces obliq.^es et la 

 poussée de ce système, c'est-à-dire l'effort exercé dans la direction de l'axe 

 de rotation. Cet appareil a été surtout employé pour l'étude des hélices 

 dont nous avons communiqué les principaux résultats à l'Académie des 

 Sciences (^Comptes rendus, 23 novembre et 7 décembre ir)o3). 



» Balance dynamométrique simple. — La ligure i représente le schéma 

 d'une balance dynamométrique simple montée pour mesurer la résistance 

 d'un groupe de sphères et la figure 2 la photographie d'une balance de 

 I kilowatt sur laquelle est monté un moulinet dynamométrique (^Comptes 

 rendus, 1 mai 1904). 



» L'appareil estune véritable balance dont la sensibilité peut être réglée 

 par le déplacement du poids Q {Jig. i). Les oscillations sont amorties au 

 moyen d'un plan P oscillant dans une cuve à eau ou à huile C. 



» Sur le lléau fie la balance est monté tout un équipage mécanique oscillant avec lui. 

 Cet équipage comprend un moteur électrique recevant son courant par deux, fils j^lon- 

 geant dans deux godets de mercure. Ce moteur actionne, par des engrenages qu'on 

 peut changer suivant les besoins, le système symétrique tournant dans Tair dont on veut 

 déterminer la résistance. Une aiguille a mobile sur un cadran permet de ramener l'ap- 

 pareil au zéro d'une graduation soit au repos, soit pendant l'expérience. 



» Une résistance R, en forme d'anneau Gramme et sensiblement continue, permet 

 de faire varier Tiiilensilé du courant. 



» S'il s'agit de mesurer un moment résistant, on équilibre l'appareil au repos en 

 amenant Taiguille à zéro au moyen de poids ou de grenaille placés dans l'un des pla- 

 teaux p, p' . On donne ensuite le courant, le moteur lance le système résistant qui 

 prend bientôt un mouvement uniforme de rotation. L'équilibre de la balance est dé- 



C. R., 1904, 1" Semestre. (T. GXXXVIII, N° 20.) ^49 



