l4l2 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



» On sait que le prototype des méthodes de comparaison, au pont de 

 Wheatstone, d'un coefficient de self-induction à une capacité, c'est la mé- 

 thode de Pirani, dans laquelle la bobine dont on veut mesurer la self- 

 induction L, en série avec une résistance R, aux extrémités de laquelle on 

 branche une capacité C, forme l'un des bras du pont. 



» On a alors la formule 



L = CR^ 



G étant habituellement petit, pour la mesure des coefficients de self- 

 induction, R devra être grand; le courant qui traverse la bobine de self- 

 induction sera donc forcément petit et la méthode peu sensible. 



» Dans notre cas, au contraire, la formule qui donne L est très élas- 

 tique : on peut s'arranger pour que le courant qui traverse la self-induction 

 soit aussi grand que peut le supporter le fil, et l'on peut agir aussi sur les 

 autres éléments de façon à obtenir une ejrande sensibilité. 



» Il existe des variantes de la méthode de Pirani qui ont à peu près la 

 même sensibilité que la nôtre; mais notre méthode a surtout deux avan- 

 tages sur toutes celles dans lesquelles on compare un coefficient de self- 

 induction à une capacité : 



» i^ Elle permet Temploi d'un galvanomètre quelconque, balistique 

 ou non; 



» 2° On peut emplover en toute rigueur et avec n'importe quelle vitesse 

 de rotation, le commutateur tournant (sécohmmètre) de MM. Ayrton et 

 Perry, qui augmente énormément la sensibilité de la méthode. 



» Ces deux avantages tiennent à ce qu'on s'arrange de façon que le cou- 

 rant dans l'appareil de zéro soit nul à chaque instant, tandis que dans les 

 méthodes genre Pirani, c'est seulement la quantité d'électricité qui traverse 

 le balistique pendant une décharge complète qu'on peut rendre nulle. 



» On peut aussi employer le courant alternatif, l'appareil de zéro pourra 

 alors être un téléphone. 



» Application : On a mesuré le même coefficient de self-induction avec et sans sé- 

 cohmmètre et l'on a trouvé : 

 » 1° Sans sécohmmètre : 



r3=o'^,28, G = 7, 5 microf., («i) rég. perm. = /i"'"'', ^ = 730^^ à 20" près, 



/V=io38o"; /■4 = i5 49o'^, 

 d'où 



L^ 0,00 255 henry à 3 pour 100 près. 



