l4l8 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



de l'élher se propagerait toujours, mais alors elle ne serait plus capable de 

 produire un rayonnement secondaire et de se caractériser comme rayon N 

 ou comme rayon N, suivant son origine et, par conséquent, le mode habi- 

 tuel d'observation au moyen du sulfure ne la révélerait plus. » 



ÉLECTROCHIMIE. — Méthode pour V enregistrement continu de l'état d'ioni- 

 sation des gaz. lonographe. Note de M, Ch. Nouumann, présentée par 

 M. Lœwy. 



« Les divers procédés employés jusqu'à ce jour pour l'étude de l'ionisa- 

 tion et de la radioactivité comportent des modes opératoires assez longs et 

 coraj)liqués qu'il faut renouveler à chaque nouvelle mesure et qui néces- 

 sitent chaque fois l'intervention de l'opérateur ; ils ne se prêtent pas à un 

 enregistrement et les mesures, outre que chacune d'elles prend un certain 

 temps, sont forcément discontinues ('). 



)) La méthode que je vais décrire paraît éviter ces inconvénients ; elle 

 réalise, en quelque sorte, automatiquement les mesures, et se prête à la 

 fois à l'enregistrement pholograj)liique et continu, et à des lectures directes 

 et immédiates à un moment quelconque, et sans l'intervention d'aucun 

 mode opératoire, l'appareil une fois réglé. 



« L Le gaz étudié se trouve entre les armatures d'un condensateur; 

 l'une a est portée à un potentiel suffisant pour produire entre les armatures 

 le courant de saturation; l'autre b est reliée d'une part à l'électromètre, 

 d'autre part à la terre par l'intermédiaire d'une résistance très grande R 

 (dont la valeur sera déterminée ci-dessous); sous l'influence du champ 

 produit dans le gaz entre les armatures, h recueille ])ar seconde une quan- 

 tité d'électricité Q, caractéristique du nombre n des ions produits par 

 seconde au sein de ce gaz. Soient C la capacité et E le potentiel de b et de 

 ses connexions électrométriques; les quadrants de l'électromètre étant 

 séparés au temps zéro, la charge CE de b au bout du temps t sera évidem- 

 ment égale à Qt moins la quantité d'électricité perdue au sol à travers la 

 résistance R. On peut donc écrire 



(') Seul le quartz piézoélectrique de M. Curie permettait d'échapper jus(|u'ici à 

 cette discontinuité dans les mesures; mais il e.vige l'intervention constante de l'opéra- 

 teur et ne se prête pas à l'enregistrement automatique. 



