SÉANCE DU 6 JUIN 1904. i/,Iq 



l'intégralion de celle équalion condiiil à l'expression 



(0 E = QR{t ~e '■^). 



» Si alors le nombre n des ions produits au sein du gaz devient n', la 

 quanlité d'électricité recueillie par b devenant Q', il est facile de voir 

 qu'on aura au bout d'un nouveau temps / 



3) E'=Q'R 



Q' ^ 



» On peut par un choix convenable des constantes de l'appareil (flous 

 en verrons ci-dessous un exemple) rendre très petite la partie exponentielle 

 des expressions (1) et (2), de sorte que, pratiquement, au bout d'un temps 

 mappréciable, E et E' jieuvent être considérés comme égaux respectivement 

 àQRetQ'R. 



« Autrement dit, à chaque instant la lecture de l'électromètre (que l'on 

 peut soit suivre sur une échelle divisée, soit recueillir sur un papier sen- 

 sible entraîné uniformément par un mouvement d'horlogerie) est un 

 nombre proportionnel au nombre des ions produits dans le gaz étudié. Ut 

 connaissance de la constante R permettra de graduer la feuille de l'enre^ 

 gistreur en « nombre d'ions par centimètres cubes » (' ). 



» II. Il est facile d'interpréter objectivement la formule E = QR [qui correspond à 



une valeur de t rendant négligeable e""^^') : il est évident en efïetque le potentiel de b, 

 supposé par exemple nu! au début, doit augmenter par suite de l'apport continuel des 

 ions jusqu'au moment où il reste stationnaire, la quantité Q apportée par les ions en 

 1 seconde étant alors égale à l'intensité du courant qui va du sol à travers la résistance R; 



on aura alors- = Q ou E = QR, ce qui est bien l'expression ci-dessiis. 



)) Iir. La sensibilité de l'appareil est, comme il ressort des expressioris 

 ci-dessus, proporiionnetle à R, poiit une valeur donnée de l'ionisation. 

 Mais, d'autre part, on ne peut pas trop augmenter R, car la paftie expoflen- 

 lielle de E et E' croît rapidement avec R et avec elle le léger retard des 

 indications de l'appareil sur le phénomène; ce retard doit être négligeable 



(^) Il est naturellement indispensable d'employer un électromètre à zéro fixe; il 

 sera bon de vérifier de temps en'temps la position 'de ce zéro. 



