3o6 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



qui peiil être chargé par une batterie d'accumulateurs sous une dilTérence de poten- 

 tiel V et dont réleclrode intérieure peut communiquer, soit avec l'une des paires de 

 quadrants d'un éieclromèlre du genre Curie, très amorti par un dispositif magné- 

 tique spécial et dont l'aiguille est chargée, soit avec la cage de cet électroniètre main- 

 tenue au même potentiel que l'autre paire de quadrants, que l'un des pôles de la bat- 

 terie V et que les écrans conducteurs disposés autour des canalisations; nous prendrons 

 ce potentiel commun pour zéro. L'autre pôle de la batterie est à l'armature extérieure 

 du condensateur. 



Le courant d'air de débit U (environ lo' par seconde) passe ensuite dans un ané- 

 momètre Richard qui peut être remplacé par un compteur à gaz pour les débits plus 

 faibles employés dans les mesures relatives au\ gros ions. La minuterie de l'anémo- 

 mètre ou du compteur porte des contacts disposés de telle manière qu'après passage 

 d'ii/i voliiine conslaiU d'air (7™' pour l'anémomètre) un mouvement d'horlogerie se 

 déclanclie qui accomplit, au moyen de cames convenables, les opérations suivantes : 



1° L'électrode E, qui recueillait les ions d'un certain signe et communiquait avec 

 l'électromètre, est séparée de celui-ci qui reste isolé, et ramenée au potentiel zéro où 

 elle est maintenue pendant un temps très court, suffisant pour qu'une came voisine 

 réalise l'inveision du champ dans le condensateur C en inversant les connexions de la 

 batterie V. L'électrode est ensuite isolée et recueille les ions du signe contraire au 

 précédent. 



2° L'électromètre qui vient tl'ètre isolé, et qui avait dévié d'une quantité proporliou- 

 tielle au nombre d'ions recueilli pendant la période précédente, reste isolé pendant un 

 temps suffisant pour que la position atteinte par l'aiguille se marque nettement, grâce 

 à un faisceau lumineux réllét'hl, sur un papier sensible que porte un cylindre tour- 

 nant placé à i" environ du miroir de l'électromètre derrière une fente horizontale. 



3° Après quelques secondes, l'électromètre est ramené au zéro, où il se fixe presque 

 immédiatement, grâce à son amortissement, et où il reste un temps suflisant pour que 

 cette position se marque à son tour. 



4° Enfin l'électromètre est isolé de nouveau et remis en communication avec l'élec- 

 trode E qui partage avec lui les charges qu'elle a recueillies depuis l'opération 1°, 

 l'ensemble des opérations ultérieures ayant demandé 60 secondes environ. L'électro- 

 mètre dévie, et cette déviation augmente jusqu'à ce que le volume d'air fixé ait de 

 nouveau passé dans l'anémomètre, en 10 à i5 minutes. Un nouveau contact se produit 

 alors dans la minuterie et la même série d'opérations se répète, alternativement pour 

 les ions des deux signes. On obtient ainsi deux ou trois points par heure pour chaque 

 signe. 



La condition potir que l'appareil ait recueilli tous les ions de mobilité 

 supérieure à k est d'après la Note citée : 



4itC 



X 



\i ^ ■^ k 



Si l'on veut enregistrer seulement les charges portées par les ions ordi- 

 naires, de grande mobilité (A: = 5oo environ si V est mesuré en tinilés 



