SÉANCE DU 3o JANVIER IpoS. 807 



électrostatiques), on doit employer une capacité faible et de gros débits. 

 Pour mesurerai! contraire la totalité des charges portées par les ions petits 

 et gros (k <^ 7^) il faut un débit faible et une grande capacité. 



III. Nous pensons pouvoir supprimer l'aspirateur rotatif en utilisant, 

 pour produire le courant d'air à travers l'appareil, le vent qui règne tou- 

 jours au sonunet de la tour Eiffel ; nous avons fait construire à cet effet une 

 cheminée coudée tournante, munie d'une girouette que le vent orientera 

 de manière à diriger vers le point d'où il vient l'orifice de la cheminée et à 

 souffler toujours dans l'appareil de mesure. Cet orifice est muni d'un volet 

 à ressort, qui se ferme à mesure que la force du vent augmente et empêche 

 ainsi le débit de varier dans de trop larges limites. 



IV. En dehors de l'appareil précédent qui fonctionne en ce moment, 

 nous avons à l'étude un autre enregistreur où serait évitée la complication 

 de remise au zéro périodique de l'électromètre, celui-ci prenant une dévia- 

 tion constamment proportionnelle au nombre d'ions de même signe con- 

 tenus dans l'air, grâce au dispositif suivant : 



Le système isolé électrode-éiectromètre qui reçoit par unité de temps 

 sous forme d'ions une quantité d'électricité égale à ^U, si p est la densité 

 en volume dans l'air des charges portées par les ions soumis à la mesure, 

 est mis en contact par la minuterie de l'anémomètre ou du compteur, 

 c'est-à-dire, par unité de temps, un nombre de fois proportionnel à U, avec 

 un petit conducteur isolé primitivement au potentiel zéro, qui prendra à 

 l'électromètre une charge proportionnelle chaque fois au potentiel de 

 celui-ci, c'est-à-dire à sa déviation 8, et par unité de temps cUS, si c est une 

 constante. 



La condition de régime permanent est donc 



c\J(i = p[], d'où yt> = cS; 



la densité cherchée des charges et le nombre des ions sont donc, à chaque 

 instant, proportionnels à la déviation S. 



CHIMIE MINÉRALE. — Sur la trempe des bronzes. Note de M. Léox Guillet, 



présentée par M. A. Ditte. 



On sait que la trempe adoucit certains bronzes. Ce fait est mis en pra- 

 tique dans la fabrication des tam-tams. D'autre part, M. Riche a montré 



