SÉANCE DU l3 FÉVRIER IQoS. 43l 



sive fournie par les ions de l'air à un système isolé électrode-électromètre, 

 au moyen d'un faible courant de décharge de ce système, obtenu en reliant 

 celui-ci au sol par l'intermédiaire d'une résistance élevée. Les positions 

 d'équilibre successives du potentiel indiquées par l'électromètre sont alors 

 proportionnelles au degré d'ionisation de l'air et peuvent être enregistrées. 

 Mais les résistances élevées nécessaires dans ce dispositif (lo'^ ohms envi- 

 ron) exigent l'emploi d'un thermostat très sensible, par suite de leur coef- 

 ficient de température considérable, ce qui complique passablement l'ap- 

 pareil ('). 



De|)uis, M. Langevin (-) a décrit un autre dispositif d'enregistrement, fort 

 ingénieux, qui évite l'usage d'une résistance. Mais, en revanche, il néces- 

 site l'emploi d'un mouvement d'horlogerie et de mécanismes assez compli- 

 qués; de plus, par suite de la nécessité d'une remise au zéro périodique, 

 l'enregistrement n'est pas continu, mais par points, et l'on n'a pas d'indi- 

 cation sur les variations possibles de l'ionisation pendant les intervalles 

 fréquents où le mécanisme est en marche. 



IL Ces inconvénients sont, semble-t-il, évités dans la méthode suivante 

 que j'ai réalisée à l'Observatoire de Paris : elle consiste, en principe, 

 à remplacer le courant ohmique de décharge de ma première méthode 

 par un courant de convection, ce qui élimine l'emploi de la résistance; 

 de plus, elle ne comporte ni mouvement d'horlogerie, ni mécanisme d'au- 

 cune sorte et fournit un enregistrement absolument ininterrompu. 



Voici comment ce résultat est obtenu : l'air ionisé passe entre les armatures 

 A et B d'un condensateur cylindrique (dont l'armature externe A est reliée à une 

 pile de charge P,), et fournit à l'armature interne B une quantité d'électricité Q par 

 seconde pour un débit donné du courant gazeux, Q étant proportionnel au nombre 

 des ions par unité de volume du gaz. L'armature B est reliée à l'une des paires de 

 quadrants de l'électromètre E (du type Curie amorti) dont l'autre paire est au sol, 

 l'aiguille étant chargée. B communique également avec le récipient métallique isolé M, 

 contenant un liquide conducteur, de l'eau par exemple; ce récipient constitue un vase 

 de Mariette et fournit, par un orifice capillaire placé à sa partie inférieure, un écoule- 

 ment régulier de n gouttes par seconde, r étant le rayon de ces gouttes. Celles-ci 

 tombent dans un récipient métallique R relié au sol, et, comme chacune d'elles emporte 

 une charge égale à /V (V étant à ce moment le potentiel du système BM), il s'ensuit 

 que l'écoulement liquide enlève chaque seconde, à BM, une charge égale à nr\. 



Soit C la capacité du système BM.En exprimant que l'augmentation décharge de ce 



(') J'ai utilisé l'ingénieux thermostat, sensible au j^ de degré, qui a été imaginé 

 par M. Marie; il m'a été obligeamment prêté par son auteur. 

 (*) Comptes rendus, ce Volume, p. 3o3. 



