432 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



système est égale à la cliaige fournie jiar le g:i/. ionisé, diniiriuée Je celle qu'emporte 

 récoulemenl licjuiile, un a l'équation 



Cd\ z=,Odt — nr\ ,lt. 



Dans la pratique et conforniénu'ul au calcul, l'équilibie s'établit au bout d'un temps 



MVH'i'i'i'i'i'i'i' 



Sol 



1res court entre la charge Q apportée par les ions et le courant tle décharge nr\ par 

 unité de temps, de sorte que 



Les déviations de l'électromêlre sont donc sans cesse proportionnelles au 

 nombre des ions par unité de volume du gaz. — Elles sont photographiées 

 sur un cylindre enregistreur C à fente horizontale, au moyen d'un pinceau 

 lumineux réfléchi sur le miroir de l'électromètre. 



III. La sensibilité de la méthode est d'autant plus grande avec un élec- 

 tromètre donné que V est plus grand pour une valeur donnée de Q; dans 

 les conditions ordinaires Q est de l'ordre de io~" coulomb avec l'air 

 atmosphérique passant dans un appareil de dimensions moyennes. On 

 apprécie d'ailleurs facilement le demi-millimètre sur le cylindre enregis- 

 treur. Avec un électromèlre donnant une déviation de 5oo""" pour i volt 

 sur le cylindre, il faudra donc, pour j)ouvoir apprécier facilement toutes 

 les variations supérieures ou égales à ttj-Q, prendre V ^ -j^ de volt, c'est- 

 à-dire, comme le montre la formule ci-dessus, 



ce qui correspond par exemple à un écoulement de quatre gouttes et demie 

 de 2°"" de rayon par seconde, écoulement facilement réalisé avec le réci- 

 pient M. Il suffit d'ailleurs, pour régler l'appareil et modifier sa sensibilité, 



