8l8 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



difficultés, qu'il me semble utile de signaler, avant d'exposer les expériences 

 et problèmes nouveaux que j'ai abordés dans mon laboratoire. 



1!. — ■ Technique. 



(I). Tubes. — Les tubes de silice fonilne, de petite dimension, peuvent 

 être travaillés à la rigueur avec le chalumeau oxyliydrique et, plus aisément, 

 avec le chalumeau oxygène-acétylène, qui donne des températures beaucoup 

 plus hautes. On les étire, on les soude à la façon du verre, sauf à se tenir 

 en garde contre la prom[)titude du refroidissement. 



Les tubes que j'ai surtout mis en œuvre sont ceux de lo millimètres de 

 diamètre, sur loo millimètres de longueur. Leur ca[)acité, après clôtin'e, 

 est comprise entre 4 et 5 centimètres cubes. L'épaisseur, assez régulière, 

 est voisine de o'"'",^. La résistance aux pressions intérieures est voisine 

 de 3 atmos|)hères, jusqu'au moment où ils commencent à se l'amollir, entre 

 i3oo° et i4oo°. On y introduit, s'il y a lieu, les corps solides, simples 

 ou composés, sous un poids défini, avant l'étirage du col; puis on étire 

 celui-ci; au besoin, en le soudant avec un tube capillaire plus épais et plus 

 commode à joindre avec une trompe à mercure. On ne laisse jamais péné- 

 trer de mercure dans le tube de silice. La trompe sert à laire le vide, puis à 

 introduire, par un mécanisme connu, des gaz bien purs, soit à la tempé- 

 rature ordinaire, soit sous une pression réduite au degré voulu. On scelle 

 ensuite la partie capillaire au chalumeai;, dans la région qui fait partie du 

 cylindre principal, en évitant avec soin de chauffer les portions élargies et 

 les gaz qu'elles renferment. 



(li). Madères introduites. — Les quantités de matière solide et tle gaz 

 doivent être réglées avec soin, d'après les limites de résistance signalées 

 plus haut. S'il s'agit de gaz isoles, ou mis en présence de matières abso- 

 lument fixes à £4oo°, on remplit le tube à froid avec ces gaz, sous une 

 pression de 36 à 38 centimètres de mercure au plus, et souvent réduite 

 à i5 centimètres. On mesure exactement cette pression, en même temps 

 que celle du baromètre. Quant aux matières solides, susceptibles d'ac- 

 quérir l'état gazeux à i4oo", leurs poids doivent être établis de telle façon 

 que les pressions réunies de leur vapeur et des gaz introduits à froid ne 

 surpassent pas 2,5 à 3 atmosphères à i4oo°. 



Les quantités de matière sur lesquelles on o|)èi'e, dans les conditions précédentes, 

 étant tiès restreintes, j'ai fait faljriquer, sur modèle, des tubes de 20 à 2D millimètres 

 de diamètre, et de 3o centimètres environ de capacité; tubes terminés de part et 



