SÉANCE DU 27 MARS igo5. 849 



solaire (' ). L'emploi de ce dispositif n'est pas sans présenter quelques dif- 

 ficultés : il est difficile de séparer des raies très rapprochées, à moins 

 d'employer des fentes extrêmement fines qui laissent passer fort peu de 

 lumière; l'observateur qui regarde les anneaux d'interférence ne sait pas 

 par quelle radiation ces anneaux sont produits, et il faut employer des dis- 

 positifs convenables pour éviter toute confusion; enfin, l'emploi de cette 

 méthode ne permettrait sans doute pas l'élude de l'ultra-violet par la pho- 

 tographie : il faudrait un tâtonnement peu commode pour amener sur la 

 fente une raie non visible et, si même ce problème était résolu, on ne pour- 

 rait ainsi étudier qu'une radiation après l'autre, et l'on perdrait un des 

 grands avantages de la méthode photographique, qui est de donner en une 

 pose les matériaux nécessaires à de nombreuses études. 



Ces considérations m'ont amené à étudier le dispositif suivant, qui fait 

 disparaître ces difficultés. Il s'applique à toutes les méthodes inlerféren- 

 tielles; je supposerai qu'on veuille l'appliquer à la méthode des franges de 

 lames argentées, qui présente de grands avantages. 



On veul étudier un spectre formé de nombreuses raies brillantes, tel que le spectre 

 du fer dans l'arc électrique. La source de lumière est placée au foyer d'une lentille 

 d'une dizaine de centimètres de distance focale, et le faisceau émergent traverse 

 l'appareil interférentiel, composé de deux surfaces de verre argentées, placées en 

 regard et rigoureusement parallèles. On sait que cet appareil donne, en lumière mono- 

 chromatique, des anneaux d'interférence localisés à l'infini. Une lentille, placée à la 

 suite, projette dans son plan focal une image de ces anneaux, lis n'y sont pas directe- 

 ment observables à cause du grand nombre de radiations monochromatiques superpo- 

 sées, qui produiraient une confusion inextricable; il s'agit de les séparer. Je place 

 pour cela, dans le plan focal où ces anneaux viennent se peindre, la fente d'un spec- 

 troscope sans astigmatisme. Celte fente étant laissée un peu large, on verra, dans 

 l'oculaire du spectroscope, chaque raie sous forme d'un rectangle, dans lequel se 

 dessinent les anneaux correspondants. Si les radiations du spectre ne sont pas très 

 nombreuses, on peut laisser la fente très large, et observer des anneaux complets; si 

 les raies sont serrées, on rétrécira la fente, et l'on verra seulement des portions d'an- 

 neaux, parfaitement suffisantes pour toutes les éludes. On peut arriver à une fente 

 presque linéaire, et chaque raie apparaît alors comme formée de points brillants sé- 

 parés par des espaces sombres; la position de ces points brillants fournit les mêmes 

 renseignements que donne, dans le cas ordinaire, l'aspect des anneaux. 



Dans tous les cas, on a une vue d'ensemble du spectre, et l'on ne peut commettre 

 aucune erreur sur la radiation que l'on examine. Tous les anneaux sont, à la fois, con- 

 centrés sur le petit rectangle correspondant, et une seule pose photographique permet 



(') Fabry et Pf.RoT, Anna/es de Chimie et de Physique, 7= série, l. XXV, 1902. 

 C. R., igcS, i" Semestre. (T. CXL, N° 13.) lO^ 



