a^O ACADÉMIE DES SCIENCES. 



de les obtenir tous à la fois. Enfin, la lumière est beaucoup mieux utilisée ([ue dans 

 rancien procédé. 



La figure ci-dessous, qui représente la partie bleue du spectre du titane dans l'arc 

 électrique, donne une idée des épreuves obtenues par cette méthode. L'observation 

 est faite avec une fente large. 



Comme appareil interférenliel, je me sers, selon les cas, de Vinterféro- 

 mèlre ('), dans lequel la distance des surfaces argentées est variable à 

 volonlé, ou d'étalons (^) dans lesquels cette distance est fixe et le réglage 

 parfaitement stable. Quant à l'appareil dispersif, il doit avoir un pouvoir 

 séparateur d'autant plus grand que les raies du spectre étudié sont plus 

 serrées; il est indispensable qu'il soit dénué d'astigmatisme. Je me suis 

 servi d'abord du spectroscope que M. Jobin et moi avons récemment dé- 

 crit ('); il donne des images excellentes, très lumineuses, et tous les 

 organes de réglage sont à portée de la main de l'observateur ; les prismes 

 de mon appareil étant en flint lourd, j'étais limité dans l'ultra-violet à la 

 longueur d'onde 38o environ. Les réseaux plans peuvent être employés 

 sans difficultés ; ils ne donnent pas d'astigmatisme si la fente est au foyer de 

 la lentille collimatrice; il est vrai que les images sont déformées (l'image 

 des anneaux circulaires est, en général, elliptique), mais cela n'entraîne 

 aucun inconvénient. Il faut alors, outre le réseau, deux objectifs, qui 

 doivent être en quartz si l'on veut étudier les petites longueurs d'onde. 

 Quant aux réseaux concaves, on les utilise ordinairement sans objectif, 

 mais leur fort astigmatisme, qui ne gêne pas dans les observations spectro- 

 scopiques ordinaires, empêche de les employer ainsi pour l'usage actuel. 



(') Fabry et Peuot, Ann. de Chiin. et de l'hys., ']" série, t. WII, 1901, 



(-) Ann. de CInm. et de Phys., 7" série. 



{' ) Journ, de l'hys., 4" série, t. 111, kjo'i, J). ■.>,o'\. 



