SÉANCE DU 27 MARS 1905. 85l 



Le seul cas où l'astigmatisme n'existe pas est celui où la fente est au foyer 

 d'une lentille et la dilTraction normale, mais on n'évite pas ainsi l'emploi 

 d'un objectif. 



Dans l'étude de l' ultra-viol et, on sera arrêté par le défaut de transpa- 

 lence du verre qui porte les couches d'argent, et par le faible pouvoir 

 réflecteur de ce métal pour certaines radiations; il ne serait probablement 

 pas im[)Ossible de remplacer le verre argenté par du quartz recouvert d'un 

 autre métal. 



La même méthode est applicable aux spectres continus avec raies 

 sombres, tels que le spectre solaire. 



PHYSIQUE. — Électromêtre à sextants et à aiguille neutre. 

 Note de M. Guinciiant, présentée par M. Haller, 



Les difficultés que l'on rencontre, dans l'électromètre à quadrants, 

 pour charger l'aiguille tout en lui conservant une grande mobilité et un 

 zéro fixe, m'ont engagé à chercher un dispositif permettant de faire agir les 

 forces électriques par influence seulement sur l'aiguille mobile. Celle-ci 

 peut alors être suspendue pas un fil de cocon qui l'isole complètement ou 

 par un fil de soie artificielle qui la maintient au potentiel du crochet de 

 suspension. Le couple directeur sera donné soit par une suspension bifi- 

 laire, soit plutôt par un minuscule barreau aimanté permettant de faire 

 varier la sensibilité au moyen d'un aimant directeur. 



Les secteurs reliés aux sources d'électricité sont au nombre de six, placés 

 dans un même plan au-dessous de l'aiguille; les secteurs opposés par le 

 sommet sont reliés entre eux. Les deux secteurs centraux, de grande sur- 

 face, constituent une sorte de 8 évasé autour du centre et couvrent un 

 angle d'environ 80°; de part et d'autre sont situés, à une très faible dis- 

 tance, des secteurs plus petits couvrant chacun un angle moitié moindre. 

 Au-dessus du plan des secteurs se trouve l'aiguille formée par une lame de 

 mica argentée, dont la rigidité est assurée par quatre étroites bandes de 

 mica collées de champ. Elle recouvre la totalité des secteurs centraux et le 

 tiers environ des secteurs latéraux. Des palettes de mica produisent l'amor- 

 tissement. 



La théorie de cet instrument est exactement la même que celle de l'électromètre à 

 quadrants; elle conduit à la même formule. On peut considérer un secteur latéral, 



