ÎI06 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



ÉLECTRICITÉ. — Méthode et appareil de dosage dans les applications médi- 

 cales de l'électricité statique. Note de M. L. Tîe.voist, présentée par 

 M. Lippmann. 



Malgré les services que l'électricité statique a déjà rendus à la Médecine, 

 celte branche de la Thérapeutique ne possède encore ni méthodes, ni appa- 

 reils de flosage. Le type de machine statique emplovée, le nombre et le dia- 

 mètre de ses plateaux, leur vitesse de rotation, la longueur d'élincelle 

 obtenue, etc., ne constituent que des renseignements indirects et très insuf- 

 fisants, et l'on a pu dire justement que \^ franklinisation se donne encore à 

 des doses inconnues. 



J'ai essayé de combler cette lacune, en propo.sant aux électrothérapeutes 

 une méthode et un a[)pareil de dosage précis, fondés sur la considération 

 delà densité électrique. 



Fêtant donné qu'un sujet isolé, et mis en communication avec une ma- 

 chine éleclrostnlique, se trouve recouvert d'une couche d'électricité eu 

 équilibre mobile, c'est-à-dire constamment renouvelée eu proportion 

 même de ses fuites, de manière à conserver ses épaisseurs constantes, tant 

 que les causes de fuite et l'alimentation sont elles-mêmes constantes, il est 

 évident que l'épaisseur de cette couche électrique, autrement dit la densi/e 

 électrique en un point bien défini, doit constituer le facteur principal qui 

 détermine les effets phvsiologiques et thérapeutiques obtenus dans le bain 

 statique; ce facteur est d'ailleurs simultanément fonction des causes de 

 fuites et des constantes d'alimcnlation, c'est-à-dire tlu potentiel et du débit 

 cle la source. 



Celte densité n'est pas une constanle générale pour toute la surface 

 électrisée; c'est une constante locale, c'est-a-dire qui n'aura de signification 

 précise qu'autant qu'elle sera prise sur une région bien définie, et de pré- 

 férence au centre d'une surfice plane suffisamment étendue : la face dor- 

 sale ou palmaire de la main tendue remplit [)ratiquement ces conditions. 



J'ai reconnu que la densité ainsi mesurée, quand on emploie une bonne 

 machine électrostatique de dimensions movennes, était de l'ordre de gran- 

 deur d'un petit nombre d'unités C.G.S. de quantité d'électricité, j)ar 

 exemple lo unités C.G.S. par centimètre carré. 



Telle est donc l'unité même qu'il convient de prendre dans la pratique 

 médicale 



