SÉANCE DU 17 AVRIL 190J. II07 



Comme cette unité n'a pas encore reçu des physicieus de nom particu- 

 lier et qu'il serait fort incommode, dans l'usage journalier, de l'appeler un 

 tiers (le millimic/ ocoulomb , je propose de lui donner le nom de Franklin. Ce 

 nom est d'autant mieux iniiiqué que l'emploi médical de l'électricité statique 

 a déjà rtçu le nom de franklinisalion. 



On dua donc que l'unité C.G.S. d'électricité est le franklin et que le 

 coulomb vaut 3 X lo'' franklins. On dira qu'un bain électrostatique est à la 

 dose (le 10 franklins lorsque la densité électrique, mesurée sur la face dor- 

 sale de la main tendue, est de 10 franklins par centimètre carré. 



Pour appliquer celle méthode, j'ai réalisé un cleclro-densimèlre (') com- 

 po>é d'uu clectromètre et d'un disque d'épreuve, combinés de manière à 

 donner, d'une façon sûre et précise, la densité en franklins par centimètre 

 carré, sur la région explorée. 



L'éleclioiiiètre, à feuille cl'aliiiiiiiiiuiii mobile, est caractérisé essentiellement par les 

 dispositifs suivants : 



1° Une capacité vaiiable, et par suite réglable à une valeur donnée, grâce à deux 

 plateaux j)arallèles dont l'un li\e et isolé, porte la feuille mobile, et dont l'autre peut 

 se ra|)pioclier plus ou moins du premier jusqu'à ce que la capacité de l'appareil soit 

 exactement de 10"" pour un angle de di\ergeiice de !\h°', 



2° Un cylindre récepteur terminant à sa partie supérieure le système isolé, et dans 

 lequel on peut intégralement tratisférer les charges à mesurer. 



3° Un système de graduation assurant à l'œil nu la lecture précise des angles de 

 divergence au demi-degré près, grâce à l'emploi (qui m'a déjà servi dans mou viseur 

 stadimétrique pour la |diotograpliie, 1897) de cadres d'alignement qui obligent l'œil à 

 se placer sur l'intersection de deux plans rectangulaires, et, par cela même, sur un axe 

 de visée qui passe exactement par le centre d'un quadrant divisé et par l'axe de rota- 

 tion de la feuille mobile; la division en degrés est doublée d'une division donnant en 

 franklins les densités cherchées. 



4° Un disque d'é|)reuve soigneusement isolé, mais en même temps piolégé par un 

 cylindre métallicjue d'où il peut sortir par le jeu d'uu ressort, soit pour eilectuer le 

 contact d'épreuve, soit pour transférer intégralement sa charge à l'électromèlre. 



L'appareil ainsi réalisé, et accompagné de sa courbe de voltage, peut 

 servir non seulement au dosage électro-médical, m lis aussi aux diverses 

 mesures de laboratoire eu électricité statique. 



( ') Alvergiiiat, Cliabaud-ThuineySben, construcleiirs. 



