SÉAJS'CE DU I- AVRIL igoS. III7 



pris sur deux personnes différentes présentent des réactions quantitatives 

 différentes (variant souvent du simple au quintuple), on ne peut conclure 

 exclusivement à une différence d'excitabilité : la différence peut être due à 

 une différence de conditions expérimentales, de la résistance des tissus in- 

 terposés par exemple. 



La recherche des valeurs de ^> durée d'excitation par le minimum 



d'énergie, donnera au contraire des résultats comparables entre eux, 

 puisque cette quantité ne dépend que de l'excitabilité du nerf. La formule 

 d'excitation par décharges de condensateur permet d'ailleurs de déterminer 

 facilement a et h. En effet, h égale (toc. cit.) l'intensité du courant continu 

 qui, après fermeture, détermine le seuil de la contraction musculaire, le 

 voltage correspondant donne la valeur de la quantité èR, dont la connais- 

 sance est nécessaire. Pour avoir a il suffit de chercher le potentiel de 

 charge V^ qui donne, avec un condensateur de capacité C, le seuil de 

 l'excitation et d'appliquer la formule 



«=^c[v,-èRfi+.(:^)]. 



La détermination de 6 et de iR se fera donc en cherchant, comme 

 d'habitude, l'intensité et le voltage qui donnent NFeS, on cherchera 

 ensuite V^, nécessaire à la détermination de a, en ajoutant à la suite de 

 l'installation ordinairement employée une clé de Morse à 3 contacts ou une 

 clé de Sabine et un condensateur. 



Pour la précision de la méthode il faut prendre la capacité la plus petite 

 que permettent d'emplover l'état du nerf et le potentiel dont on dispose, 

 de manière que V„ soit aussi différent que possible de èR. 



En opérant ainsi avec une capacité de 0,01 ou de 0,02 microfarad, j'ai 

 obtenu, pour les nerfs facial, médian, cubital au poignet et au coude, scia- 

 tique poplité externe, pris sur 10 personnes adultes normales, des valeurs 

 comprises entre 0,00018 et 0,00020 sec. 



Il reste à savoir si les valeurs obtenues dans certains cas pathologiques 

 diffèrent assez de la valeur movenne normale 0,00020 pour rendre cette 

 méthode utilisable en électrodiagnostic; les recherches que je poursuis 

 actuellement me permettent d'espérer qu'il en sera ainsi. 



c. R., iç,o5, 1" Semescre. (T. C\.L, .\° 16.) 



142 



