SÉANCE DU -12 MAI 1905. l385 



gaz très compressibles également entre 200"™ et 400"™. Les résultats delà 

 première partie de ces recherches font l'objet de la présente Note. 



L'appareil donl nous nous sommes servis se compose essenlieilemenl de deux am- 

 poules cylindriques en verre épais, d'une capacité totale de 420°"' environ, réunies 

 entre elles par un tube capillaire, et reliées, également par l'intermédiaire d'un tube 

 capillaire, à un iiianouiètre à mercure soigneusement construit, de i4'°'" de diamètre 

 intérieur. La branche courte de ce manomètre porte un repère formé d'une pointe de 

 verre opaque, et constitue un espace nuisible analogue à celui d'un thermomètre à gaz 

 (capacité : i""',3 environ). 



Les deux ampoules de verre qui contiennent la masse principale du gaz en expé- 

 rience peuvent être entourées de glace pilée et arrosée d'eau pure. Elles sont en com- 

 munication avec un réservoir à mercure, de sorte que l'on peut à volonté refouler le 

 gaz dans l'ampoule supérieure, ou lui laisser occuper le volume total. Des traits, tracés 

 sur les capillaires de jonction (diamètre intérieur : i"»"») permettent un repérage très 

 exact des volumes (soigneusement calibrés au mercure à 0°, ainsi que Vespace nuisible). 

 Des thermomètres, lus au centième de degré, permettent toutes les corrections néces- 

 saires. On a tenu compte du changement de volume du verre par la variation de la 

 pression intérieure. 



La pression était mesurée avec une échelle millimétrique sur verre; un micromètre 

 donnait le 0^ de millimètre. 



L'appareil étant entouré de glace et le gaz occupant les deux réservoirs, on amène 

 le mercure du manomètre en coïncidence avec la pointe de Vespace nuisible, et on re- 

 lève la pression (^oo""™ environ) ainsi que les indications des différents thermomètres. 

 Puis on comprime le gaz dans le réservoir supérieur et l'on répèle l'opération, la pres- 

 sion étant voisine de Sgo™". On possède alors tous les éléments pour le calcul des pro- 

 duits pv et de la constante a. 



Résultats. — Dans la troisième colonne du Tableau ci-après figurent les 

 écarts A de la loi de Mariotle /?ar centimètre, qui montrent la variation de 

 la compressibililé avec la pression pour les gaz facilement liquéfiables 

 (NH% SO"). La valeur de a a été calculée en utilisant seulement les expé- 

 riences plus précises entre 400™" et 800°"". Pour calculer a exactement 

 entre o"™ et 760™" il serait d'ailleurs nécessaire de connaître les rapports 



^-^ jusqu'à de très faibles pressions. 



Pt> ''0 



L indique les poids des litres normaux des différents gaz employés, 

 d'après les meilleures déterminations; M indique les poids moléculaires 



calculés par la formule 



L(i — a) X Zi 



M = 



L'(i — rt') 



où L' et a' se rapportent à l'oxygène. 



G. R., igoS, I" Semestre. (T. C.\L, N<> 21.) 177 



