SÉANCE DU 22 FÉVRIER I909. SaS 



MÉDECINE. — Des mesures en d' Arsoiwalisation . Note de M. E. Doumer, 

 présentée par M. d'Arsonval. 



Pour mesurer les champs magnétiques oscillants qu'on utilise en d'Arson- 

 valisation, je me sers d'une boucle métallique, de surface S connue, placée 

 dans le champ à mesurer perpendiculairement à la direction des lignes de 

 forces magnétiques. Cette boucle est reliée à un ampèremètre thermique 

 approprié, de façon à former circuit complet avec lui. L'ampèremètre est 

 placé extérieurement au champ. Si l'on représente par /• la résistance réelle 

 du système ainsi constitué et par L sa self, l'intensité du courant induit par 

 le champ est 



v//---h'j'L- 



Cette intensité est fonction du produit w H, c'est-à-dire du nombre d' unités 

 de champ magnétique qui traversent cette boucle^ dans un sens ou dans l'autre, 

 pendant 1 seconde. 



J'appelle pouvoir électromoteur du champ cette grandeur rapportée à 

 l'unité de surf;ice 



c'est elle qui m'a servi à définir les champs magnétiques oscillants que j'ai 

 employés dans mes recherches de clinique et de physiologie. 



.T'avais d'abord proposé de l'exprimer en gauss ou du moins, plus exacte- 

 ment, parle nombre de ^«m^j qui traversentchaque centimètre carré de la sec- 

 tion droite de la cage, soit dans un sens, soit dans l'autre, pendant la durée 

 de I seconde. On m'a fait remarquer qu'une pareille dénomination pourrait 

 créer une confusion. Pour éviter cette confusion etpour éviter aussi l'emploi 

 d'une longue périphrase, j'adopterai à l'avenir comme unité de cliamj) 

 magnétique oscillant le champ qui induit dans une boucle de i'""' une force 

 électromotrice de i volt; pour un pareil champ, wh est évidemment égal 

 à 1 000000 de gauss. .l'appellerai cette unité l'unité médicale pratique de 

 champ magnétique oscillant et je la désignerai par le symbole U. M. P. 



Celte unité a le double avantage de se rapprocher beaucoup des champs 

 (ju'on emploie dans la pratique médicale et de pouvoir être facilement 

 rattachée aux unités déjà adoptées pour les mesures électriques. 



La mesure d'un champ en L. M. P. est facile, puisqu'elle se réduit à la 



