SÉANCE DU 8 MARS I909. 625 



n'est déviable que si l'on agit au-dessus de c' ; il illumine en vert la villémite ; 

 il donne sur les parois de verre la tache jaune signalée par M. J. Becquerel; 

 en un mot, je retrouve tous ses résultats expérimentaux. Seulement je 

 démontre que ce faisceau qui jouit de toutes les propriétés du faisceau de M. J. 

 Becquerel est dû à un afflux secondaire prolongé par un faisceau-canal. 



M. J. Becquerel répond que mon faisceau n'est peut-être pas le sien. Il 

 est regrettable alors que M. J. Becquerel n'ait pas encoi'e montré en public 

 ses expériences. Nous aurions donc observé deux phénomènes d'aspect 

 identique, se produisant dans les mêmes conditions; et cependant ces deux 

 phénomènes seraient entièrement différents! On conviendra qu'une sem- 

 blable conclusion est difficile à admettre. Il serait plus surprenant encore 

 que M. J. Becquerel ait observé le phénomène qu'il décrit sans avoir en 

 même temps rencontré le faisceau que je signale. 



Je tiens que le seul résultat de toutes ces expériences aura été de constater 

 sous une forme nouvelle l'existence des afflux secondaires, signalés depuis 

 longtemps par M. Yillard, et dont la formation mérite une étude appro- 

 fondie. 



PHYSIQUE. — Spectropholométrie à champ unichrome. Note de M. J.Tiiovert, 



présentée par M. J. Violle. 



Si on limite le faisceau émergeant d'un spectroscope par une fente con- 

 juguée de la fente collimatrice, l'o'il placé en arrière verra le champ éclairé 

 d'une teinte uniforme. En séparant sur deux portions contiguës du champ 

 les éclairements provenant de deux sources distinctes, on réalise un 

 dispositif spectrophotométrique à champ unichrome. 



Quel que soit rarrangement optique de l'instrument, l'éclat du champ ne dépend 

 essentiellement que de l'ouverture de la pupille utilisée et de l'intervalle des longueurs 

 d'onde qui passent librement dans la fente limitant le faisceau dispersé; cet inter- 

 valle AX caractérise la définition spectrale de l'observation. D'ailleurs, le rapport de 

 l'ouverture de pupille utilisée dans le sens de l'extension du spectre à la longueur 

 totale du spectre n'est fonction que de cet intervalle AA et du genre de dispersion 

 employé, et l'on peut dire en définitive que, pour une définition spectrale donnée, la 

 clarté varie proportionnellement à la longueur du spectre (longueur apparente ou 

 réelle, suivant qu'on l'observe avec ou sans amplification) ('). 



(') 11 y a toujours un grand intérêt, pour augmenter la clarté, à simplifier le système 

 optique; on diminue ainsi les pertes par absorption et surtout par réflexion. 



