626 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



L'observation peut se faire, soit en plaçant Tœil contre un oculaire qui 

 vise la fente conjuguée de la fente collimatrice, soit en prenant cette fente 

 comme pupille oculaire et regardant le champ de l'instrument dispersif. 



Dans le premier cas la séparation du champ en plages contiguës s'obtient 

 avec le prisme de comparaison du spectroscopc, ou, plus linement, en pro- 

 jetant sur la fente collimatrice l'arête de séparation d'un champ pholomé- 

 trique du genre de ceux dont nous parlons plus loin. 



Pour le second mode d'observation on peut efFectuer la séparation des 

 éclairemenls à l'intérieur même de l'instrument par divers dispositifs; mais 

 on peut aussi, plus simplement, séparer les champs d'éclairemenl antérieu- 

 rement à la fente collimatrice sur un écran photométrique quelconque qu'il 

 est toujours possible de rendre visible à travers le système optique du spec- 

 troscopc. 



Par exemple, un parallélépipède de verre dont la largeur esl double de l'épaisseur 

 sera tronqué d'un côté par une face à 45°; il pourra transmettre alors un éclairement 

 le traversant directement dans la partie formant lame à faces parallèles et un éclaire- 

 ment latéral qui viendra se juxtaposer au premier après réflexion sur la face à 45°; une 

 lentille placée à la sortie de cette lame formera l'image des sources sur la fente colli- 

 matrice, et, sur cette fente, on disposera une nouvelle lentille dont on choisira la lon- 

 gueur focale pour amener à distance convenable de vision à travers le spectroscope 

 l'image du champ photométrique extérieur. 



On peut agencer ainsi des dispositifs photométriques variés, extérieurs au 

 spectroscope, mais pouvant toujours être visés en teinte uniforme à travers 

 l'instrument. 



J'ai réalisé, avec la collaboration de M. Jobin, un instrument simple et 

 précis. Un double prisme à 45° juxtapose sur un verre dépoli formant champ 

 diffusant les éclairemenls des deux sources à comparer placées latéralement. 

 Au delà du champ diffusant se présentent successivement une fente collima- 

 trice, puis un objectif, et un prisme dispersif, analogue au prisme quintuple 

 à vision directe, mais disposé pour ramener les rayons dispersés par-dessus 

 les organes précédents. Le spectre vient se former à So*^" de dislance du 

 prisme, et l'on observe le champ par une fente oculaire portée sur un cha- 

 riot coulissant devant une graduation en longueurs d'onde. 



L'instrument ne coinporte pas de dispositif de gradation de lumière : il 

 est en effet essentiellement destiné à remplacer sur le banc photométrique 

 une tête usuelle. La clarté du champ est suffisante pour assurer normalement 

 la comparaison entre des sources dont l'intensité est de l'ordre de la carccl, 

 séparées l'une de l'autre par une distance de 3'°, 



