^So ACADÉMIE DES SCIENCES. 



Voici les résultats fournis par deux de ces appareils : 



Conslanle de l'appareil 

 - Ko 



~ (T*— <*)' 



IS» i49. N" 451. 



Température Couple Couple 



"K. vulgaire. platiné. fumé. 



p. 



1,85 i4oo io,i 8,0 



3 1197 10,0 7,9 



3 707 - 9.7 7>6 



4 462 9,2 6,9 



5 3i5 8,5 6,2 



6 217 7,9 5,5 



7 )47 ^>(^ 4,8 



8 95 8,8 4,1 



Les courbes de la figure 3 représentent ces résultats; ces courbes, dont les ordoiinées 

 sont proportionnelles aux pouvoirs absorbants, sont complémentaires des courbes de 

 la figure 2. 



Les résultats donnés par le n" kï9 confirment ceux obtenus directement sur le noir 

 de platine; ce corps présente un minimum d'absorption vers 61''. 



Il m'a donc semblé nécessaire de déterminer à nouveau, avec un récepteur 

 intégral, le coefficient de la loi de Stefan. 



PHYSIQUE. — Contribution à l étude du rayonnement. Note de M. G. Milloohau, 



présentée par M. E. Bouty. 



Dans nos recherches sur le rayonnement solaire, M, Féry et moi avons 

 employé simultanément deux méthodes : 



La première, qui semble due à Wilson, consiste à comparer le rayonnement d'un 

 four au rayonnement solaire. Elle conduit, par application de la loi de Stefan, à la 

 détermination d'une valeur qu'on a définie par : température effective du Soleil, 

 c'est-à-dire celle qu'aurait un radiateur intégral qui, substitué au Soleil, produirait 

 le même effet sur l'appareil de mesure. 



La deuxième méthode consiste à mesurer en valeur absolue l'intensité du rayonne- 

 ment solaire au moyen d'un actinomètre. 



La comparaison des résultats conduisait à une mesure indirecte du coef- 

 ficient de la loi de Stefan. 



Or le coefficient ainsi trouvé, ramené à l'unité employée par Kurlbaum 



