g\6 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



Le récepteur doiil je nie suis servi dans le présent travail était un cône en cuivre 

 rouge ( /ig: i) dont Tanijle au sommet avait 3o°. L'intérieur était noirci au noir de 

 fumée comme il a été indi<|ué précédemment, et l'extérieur, fileté, portait un fil de 

 manganine isolé pour l'étalonnage de l'appareil en watts. 



Ce système, protégé par une gaine g en maillecliort poli, était supporté au centre 

 d'une sphère métallique par des liges de constanlan k. 



Une tige de laiton isolée L reliait le récepteur au galvanomètre, dont l'autre borne 

 communiquait à la sphère formant soudure froide. 



En assurant, par ces tiges, une perle piépondérante de chaleur par conductlbililé, on 

 rend négligeables les pertes par convection, et surtout par rayonnement, qui enièveiil 

 toute proportionnalité aux déviations. 



Le récepteur avait i'^"',55 de diamètre; la source rayonnante était un four élei^trique, 

 diaphragmé par un écran métallique refroidi par de l'eau, et qui portait une ouverture 

 circulaire de 2'^^'", 5o de diamètre. 



A une distance de 4o°'",7, le four étant à i52o° absolus, on obtenait 383""" de dévia- 

 tion sur l'échelle du galvanomètre, ce qui correspondait a o^'^'^oôiS et à jilus de 3°, 5 

 d'élévation de température du récepteur. 



La proporlionnalilé absoltie des dévialions aux watts dépensés jusqu'à 

 o*"", I montre que la convection et le rayonnement sont tout à fait néf>li- 

 geables devant les pertes par conductibilité dans la région employée. 



\oici le Tableau résumant cette courbe, dont on n'a utilisé que le pre- 

 mier vingtième dans les mesures : 



\V. Millivcills. 



0,1 O , I S.J 



0,2 , 36o 



0,3 0,525 



o,.\ o,6S5 



0,0 0, 840 



o,G o, 990 



0,7 i,i4o 



0,8 1,28 



