SÉANCE DU l3 AVRIL 1909. 969 



solaire, t. CXLIII, p. 1210). J'ai distingué trois groupes d'appareils, qui 

 ont chacun un but spécial et des mouvements caractéristiques, à savoir : 

 I " les spectro-enregistreurs des formes ou spectroliéliographes qui, en isolant 

 avec une seconde fente une raie particulière, reconstituent les formes ou 

 l'image de la vapeur correspondante ; 1° les spectro-enregistreurs des 

 vitesses, qui relèvent les vitesses radiales de la même vapeur; 3" les spectro- 

 enregistreurs qui relèvent le spectre entier, là où il est variable, c'est- 

 à-dire sur les taches. 



L'un des plus importants est le spectrohéliographe qui a déjà été réalisé 

 dans plusieurs ( )L>servatoires et même sous des formes assez différentes. La 

 Note actuelle décrit avec détails un spectrohéliographe récemment organisé 

 à Meudon avec l'aide de d'Azambuja et Burson. 11 est d'un type nouveau 

 et oft're de sérieux avantages. 



L'appareil comporte en principe, comme on sait, deux mouvements uni- 

 formes et simultanés, qui sont un mouvement relatif de la première fente 

 par rapport à l'image réelle du Soleil projetée sur elle, et un mouvement 

 relatif proportionnel de la seconde fente et de la plaque photographique; 

 avec une vitesse convenable, on obtient ainsi une image monochromatique 

 de la vapeur sur le disque entier de l'astre. Les deux mouvements néces- 

 saires sont d'ailleurs réalisables de façons différentes, d'où cinq types de 

 spectrohéliographes ; quatre de ces types ont déjà été construits. De plus, 

 avec une disposition spéciale des parties, les deux mouvements se réduisent 

 à un seul ou plutôt sont obtenus par le déplacement d'une seule pièce : ce 

 qui conduit à distinguer les spectrohéliographes à un et à deux mouvements 

 (voir la Note précédemment citée de 1906). 



La plupart des spectrohéliographes en usage sont à un seul mouvement, 

 la pièce mobile unique étant le spectrographe entier qui se déplace devant 

 l'image réelle du Soleil et la plaque immobiles. La solution est, en effet, 

 simple au point de vue mécanique, et elle évite des transmissions difficiles 

 à organiser. Par contre, elle ne permet pas, au moins avec le mouvement 

 rectiligne, des images finales plus grandes ou plus petites que l'image solaire 

 projetée sur la fente; de plus, le spectrographe, qui est mobile, a des dimen- 

 sions nécessairement restreintes et donc une dispersion seulement faible ou 

 moyenne. On peut alors isoler des raies relativement larges telles que H, 

 ou K,, Ho ou Ko du calcium et les raies de l'hydrogène; mais l'appareil est 

 insuffisant pour les raies plus fines telles que H., et K3 du calcium (' j, parti- 



(') I^a plupart des raies noires sonl encore plus fines que les raies H3 et K3. 



