970 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



culièrement intéressantes puisqu'elles correspondent aux couches les plus 

 hautes de l'atmosphère. 



Si l'on veut progresser dans cette direction, et comme les raies fines sont 

 les plus nombreuses, il faut avoir un spectrographe plus grand et donc 

 immobile, relié à un cœlostat ; puis faire mouvoir simultanément la plaque 

 devant la seconde fente et l'image solaire devant la première fente, le 

 deuxième mouvement étant réalisé, par exemple, en déplaçant l'objectif 

 astronomique de projection. On est ainsi conduit au type de spectrohélio- 

 graphe désigné par le numéro 3, le seul qui restait à réaliser. J'ai préconisé 

 cette solution en 1906, en remarquant que les deux mouvements seraient 

 obtenus aisément par deux bonnes vis et deux moteurs électriques synchrones 

 analogues à ceux de la télégraphie. 



La construction a été commencée en 1907 et j'ai présenté l'appareil, 

 déjà fort avancé, au Congrès international des Recherches solaii^es qui s'est 

 réuni en mai 1907, à Meudon, en ajoutant qu'il donnait une solution 

 générale du spectrohéliographe (^Transactions ofthe International Union for 

 Coopération in Solar research, Vol. Il, p. 17, 98 et 242). 



En 1908, l'appareil, mis en service courant, a fourni les premières images 

 des couches H, et K3, et d'autres couches à raies fines. Il a donc été déjà 

 utile; de plus, il a l'avantage de se prêter aux combinaisons les plus diverses; 

 il convient à tous les cas et justifie l'opinion portée sur lui en 1907. A 

 l'appui, je présente une description détaillée du dispositif adopté pour 1909 

 en la complétant par un dessin. 



.L'appareil comprend, en réalité, quatre spectrohéliographes différents 

 qui sont groupés autour d'un même collimateur, d'un même objectif astro- 

 nomique et d'un même cœlostat. Ces quatre spectrographes, qui sont orga- 

 nisés pour des recherches différentes, sont les uns à deux fentes, les autres à 

 trois fentes et ont des chambres aussi très différentes; cependant, les deux 

 mouvements nécessaires leur sont assurés par les mêmes organes élec- 

 triques. 



Dans ce type, les pièces mobiles sont, d'une part, l'objectif astronomique 

 et, d'autre part, la plaque photographique placée derrière la seconde ou la 

 troisième fente; elles sont portées chacune par un chariot qui roule sur trois 

 billes guidées. Leur mouvement simultané est assuré, non plus comme dans 

 les premiers spectrohéliographes par une liaison mécanique formée de 

 leviers, poulies ou engrenages, car cette liaison est difficile ou même 

 impossible, lorsque les pièces sont éloignées ou souvent changées de place; 

 le mouvement est obtenu pour chacune par un moteur électrique du 



