972 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



système Baudot, qui fait tourner une vis reliée au chariot par rintcrinédiaire 

 d'un organe spécial appelé transformateur de intesse. 



Le moteur est exactement celui construit par la maison Carpenlier pour 

 le service télégraphique; le synchronisme est assuré d'abord approximati- 

 vement par un régulateur très sensible à force centrifuge, et ensuite exac- 

 tement par l'organe électrique dû à Tingénieur Baudot ; mais le plus souvent 

 le régulateur seul suffit pour la marche régulière et uniforme des deux mo- 

 teurs. 



Cependant les deux mouvements ne sont pas égaux, mais proportionnels, 

 et leur vitesse doit varier avec l'état du ciel. Pour réaliser ces conditions, 

 on interpose entre le moteur et la vis le transformateur de vitesse, ainsi 

 appelé parce qu'il transforme la vitesse constante de rotation du moteur 

 en une vitesse de rotation variable à volonté. Ce résultat est oljtenu par le 

 dispositif bien connu du galet mobile le long de son axe qui tourne, entraîné 

 par deux plateaux se faisant face et animés de vitesses égales et contraires. 

 Ces plateaux sont reliés au moteur et le galet à la vis ; or la vitesse du 

 galet varie suivant la distance à l'axe commun des deux plateaux. 



Deux organes moteurs formés chacun d'un moteur Baudot, d'un trans- 

 formateur de vitesse et d'une vis suffisent pour les mouvements simultanés 

 nécessaires; et comme ils sont utilisables à toutes les distances, avec des 

 vitesses quelconques, et que de plus ils sont aisément transportables, on 

 peut dire qu'ils fournissent une solution générale du spectrohéliographe. 



Leurs positions sont indiquées sur le dessin par les lettres M et T, à côté 

 du chariot mobile désigné par la lettre C; on peut avoir deux organes 

 moteurs seulement, ou en avoir un spécial pour chaque chariot mobile, ce 

 qui est plus commode. 



Le dessin ne montre pas le cœlostat qui est en dehors des limites ( ' ) ; mais 

 l'objectif astronomique a, de 25*^'" d'ouverture et de 4'" de distance focale, est 

 à sa place normale; il faisait partie depuis longtemps de la collection de 

 l'Observatoire, et on l'a utilisé par raison d'économie ; mais ses dimensions 

 entraînent celles du collimateur hc^ dont l'objectif a une ouverture de 12''"' 

 et une distance focale de i™, aS. 



Le faisceau lumineux du collimateur tombe soit sur un réseau d, soit sur 



(') Le cœloslal employé esl un appareil piovisoire conslriiit avec de vieux iiisliu- 

 ments du passage de Vénus. Quant au grand sidéroslat, dont il esl question dans 

 les Notes précédentes, et qui devait être livré en 1907, il est toujours chez le con- 

 structeur. 



