SÉANCK DU l3 AVRIL I909. <)73 



un train de prismes g, lesquels sont situés à peu près dans le plan (pii con- 

 tient rirnage du grand objectif a donnée par le petit objectif c, c'est-à-dire 

 dans le plan où la largeur du faisceau est réduite à son minimum. 



Un premier spectroliéliographe /;cf/^/comprend le collimateur ah, le ré- 

 seau r/et la chambre p/" longue de 2'", 80; il donne l'image de la raie Ha de 

 riiydrogène, signalée récemment par Haie comme particulièrement inté- 

 ressante et aussi l'image de raies voisines. 



Si le réseau, porté par une coulisse, est écarté, le faisceau tombe sur le 

 train de prismes g- et l'on a le second spectroliéliographe bcglu\ avec l'ob- 

 jectif// et la chambre /;j longue de 3"\ les prismes étant au minimum de 

 déviation pour la raie K. L'appareil donne une image de la raie K^, et aussi 

 de la raie K^, d'un diamètre supérieure 80'"'", qui est utilement comparée 

 à l'image précédente de la raie Ha, dont la largeur est à peu près égale. 



Si l'on veut isoler une autre raie du spectre, on place l'objectif en A', et 

 on le remplace en h par un miroir plan qui peut tourner autour d'un axe 

 vertical et se déplacer horizontalement. On met alors les prismes au mini- 

 mum pour la radiation à étudier et le miroir h' est disposé de manière à 

 réfléchir cette radiation vers la chambre Jïi. Le troisième spectroliélio- 

 graphe bcghh' i est ainsi constitué ( ' ). 



Enfin, la dispersion des appareils précédents peut être insuffisante; la 

 chambre h'i est alors enlevée et l'on organise le quatrième spectrohélio- 

 hcd ou gh'klmnop, à trois fentes, analogue à celui des figures 2 et ?y dans la 

 Note de 1906 et formé de deux grands spectrographes qui se suivent et ont 

 chacun un grand miroir concave avec distance focale de 7"'". L'image à la 

 seconde fente est grande; on la diminue avec le second spectrographe et 

 d'autant plus que le dernier objectif traversé a une distance focale plus 

 faible; on a eu ainsi des images finales du Soleil de 10""" seulement. L'ap- 



('1 Le minimiini de dévialioii pour la raie étudiée s'obtient eu lourruml siuipleinciil 

 une vis micrométrique graduée. De plus, le transfert de rol)jectif de la position /( à la 

 position h' et son remplaceuienl par le miroir plan se font rapidement, les supports 

 des deux pièces entrant dans deu\ mêmes goupilles. Ces pièces sont jiortées en // par 

 un plateau tournant mù par une vis graduée et le [)lateau est snjiporlè lui-même \nx 

 une coulisse qui se déplace dans la direction h h' kl. 



Le miroir plan auxiliaire permet, lorsque la raie isolée est varialile. d'avoir une 

 chambre fixe; mais il est nécessaire seulement avec le quatrième spectroliéliographe 

 lonp; de i4". Lorsque la raie change, on peut en effet, avec le second spectrohélio- 

 ;;raphe, déplacer simplement la chambre hi et ^on organe moteur, ce qui n'e^l pas 

 très long. 



C. R., ir)Oçi, I" Semestre. (T. CM.VUI, N- 15.) 1^6 



