SÉANCE DU 19 AVRIL 1909. 



1043 



PHYSIQUE. — Quelques conséquences de l'emploi d'un récepteur sélectif dans 

 la mesure de l'énergie rayonnante. Note de M. Cii. Féry, présentée par 

 M. E. Bouty. 



J'ai démontré précédemment (') qu'il est indispensable, pour mesurer 

 correctement l'énergie rayonnante, d'avoir recours à un récepteur intégral. 



On peut se demander quelle est l'erreur systémati([ue commise dans les 

 mesures par l'emploi d'un récepteur ayant une absorption sélective, comme 

 la plupart des corps noirs usuellement employés. 



Il est évident que cette erreur dépend, en grandeur et en signe, des pro- 

 priétés particulières de la substance employée; l'expérience très simple que 

 j'ai faite à ce sujet le fera bien comprendre : 



Deux plaques mélallic[ues (fii;'. i) sont réunies par un fil lin hnrizonlal en conslantan, 

 dont les extrémités sont soudées en leur milieu. 



Fi g. I. 



Deux fils de cuivre également très fins relient ces plaques à deux bornes; le système 

 constitue un couple thermo-électrique. Les fils verticaux en soie n'ont d'autre but que 

 de supporter les deux lames. 



La lame de droite est plane et noircie sur ses deux faces avec la substance étudiée; 

 la lame de gauche, plissée comme un soufflet de chambre noire, est également noircie; 

 elle se comporte grossièrement connue un récepteur intégral par la face recevant le 



(') Comptes rendus, séance du 29 mars 1909. 

 C. R., 190.J, 1" Semestre. (T. CXLVIII, N" 16. i 



l35 



