Io44 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



rayonnement, et comme un radiateur intégral par son autre face. La surface utile de 

 ces deux récepteurs est la même ('). 



Lorsque la lame plane est recouverte de noir de fumée, elle prend une 

 température supérieure à la lame plissée pour toutes les sources rayonnantes 

 à une température supérieure à la température ambiante. 



Au soleil, par exemple, elle absorlje presque autant d'énergiequelalame 

 plissée, car son coefficient d'absorption est très voisin de l'unité 

 pour X = 01^,54, mais elle ne peut guère dissiper cette énergie qu« par 

 rayonnement, étant donnée la faible section des fils qui la supportent, et 

 elle perd beaucoup moins que la lame plissée, car son pouvoir émissif 

 pour X = lo'^ ( température ambiante) n'est que de o, 5 environ. 



Pour les mêmes raisons, la déviation devient négative si l'on remplace la 

 source à haute température par un vase métallicjue noirci plein de glace 

 (X = oi^,ii). 



Les résultats sont très différents si Ion remplace le noir de fumée par du 

 noir de platine dont le coefficient d'absorption passe par un minimum 

 vers 61^. 



Pour une source à joo° environ, qui émet cette longueur d'onde, la lame 

 plane est la plus froide. 



La déviation du galvanomètre s'annule pour \:=\o^ (température am- 

 biante) et pour une source à 1000° environ. 



Les souices de température supérieure à 1000° ou inférieure à la tempéra- 

 ture ambiante donnent une déviation cpii montre que la lame plane est la 

 plus chaude : le vase plein de glace donne une déviation dans le même sens 

 que le soleil. 



Les conséquences de cette simple expérience sont nombreuses ; j'en citerai 

 quelques-tines : 



L'emploi d'un récepteur sélectif déforme les courbes représentatives de 

 l'énergie spectrale et peut déplacer la longueur d'onde du maxinuim. 



Les résultats sont encore plus complexes et difficiles à analyser quand il 

 s'agit d'un flux composé comme celui reçu par les actinomètres, si leur ré- 

 cepteur n'est pas intégral; ces résultats dépendent d'ailleurs en grande 

 partie de la manière dont ces appareils dissipent l'énergie qu'ils reçoivent. 



(') Ou remarque sur celte ptiolographie que la lame plissée parait Ijeaucoup plus 

 noire que la lame plane; son pouvoir réilecleur ou diffusant est, en effet, plus petit. 



