SÉANCE DU 2.6 AVRIL 1909. 1099 



tambour de soixante divisions. Le grossissement est multiplié ainsi par 7, mais la 

 distance frontale est d'environ i""'. Si l'on voulait obtenir le même grossissement sans 

 le train divert;ent, il faudrait employer l'objectif n° 7, ce qui obligerait à réduire la 

 dislance fronlale à une petite fraction de millimètre. 



L'avantage de Y amplificateur divergent est donc manifeste, toutes les fois 

 qu'il faudra viser, avec un fort grossissement, un objet dont on ne peut 

 pas beaucoup s'approcher. Par exemple, pour les observations plankto- 

 niques, il dispensera, dans la plupart des cas, de l'emploi des objectifs à 

 immersion. Pour les physiciens, il sera très utile dans l'observation des 

 électromètres capillaires; il permettra d'observer au microscope micromé- 

 trique la distance entre une pointe et son image vue dans un ménisque, 

 distance qu'on ne pouvait jusqu'ici observer qu'avec des viseurs de 

 moindre grossissement; aux minéralogistes il permettra d'étudier sous de 

 fortes amplifications les inclusions qu'on rencontre dans certains cristaux; 

 il aura son application dans les microscopes micrométriques employés dans 

 les instruments de Géodésie et d'Astronomie, en permettant de les placer 

 plus loin des graduations dont l'éclairage sera ainsi grandement facilité; 

 enfin, il aura sans doute des appHcations aux recherches ultra-microsco- 

 piques. 



Il est à remarquer qu'on est maître de l'importance de l'anqjlification 

 réalisée ainsi, et cela de deux manières : avec un train divergent donné, en 

 faisant varier sa position par rapport à l'image objective (ce qui obligerait 

 à modifier le microscope), ou simplement en employant des trains diver- 

 gents de puissance variable, ce qui se fait aussi facilement que de changer 

 d'oculaire. C'est à ce dernier dispositif que je me suis arrêté, parce qu'il est 

 le plus simple et n'exige l'adjonction d'aucun organe qui modifie le micro- 

 scope employé. 



PttYSIQUE. — Sur l'évaporation des solutions aqueuses. \ote (') 

 de M. P. Vaillant, présentée par M. J. Violle. 



J'ai eu l'occasion de montrer (-) que l'addition d'acide sulfurique à l'eau 

 ne modifie pas la constante B de la formule d'évaporation 



0) •/ = i.^^^. 



(') Présentée dans la séance du ig avril 1909. 

 (■-) Comptes rendus. 19 avril 1908. 



G. R., 190;,, 1" Semestre. (T. CXt.VIH, N" 17.) lf\i 



