SÉANCE DU .i MAI 1909. I181 



PHYSIQUE. — Nouvelle pompe à mercure automatique. Note de M. P. Klein, 



présentée par M. E. Bouty. 



L'orientation actuelle des recherches de Physique et de Chimie est telle, 

 qu'on a de plus en plus souvent besoin de réaliser commodément des vides 

 élevés. Cette considération nous a amené à réaliser l'appareil qui est repré- 

 senté par les figures ci-jointes. 



Le lube Do communique avec le récipient à vider et le tube Eo' avec une trompe à 

 eau. La boule A qui communique avec C par l'orifice étroit a remplace la boule- 

 pompe des pompes à mercure ordinaires. Le tube renflé B remplace le récipient mobile 

 de ces mêmes instruments. 



Ce qu'il y a principalement de nouveau dans cet appareil, c'est d'une part 

 la manière dont sont évacués les gaz aspirés dans la boule-pompe A et 

 d'autre part la manière simple dont rautomatismc est réalisé. 



L'automatisme est produit essentiellement par le jeu d'un ilotleurF (Ji^- 2) qni met 

 alteroativement le tube B en communication avec la trompe à eau par /jcE et avec 

 l'atmosphère par /■. Les ligures 3 et 4 montrent comment ces communications s'établis- 

 sent ; le flotteur se termine par un rodage s qui peut obturer l'orifice du lube bc et il 

 se prolonge par une tige creuse qui pénètre à l'intérieur d'une soupape s'. Lorsque le 

 flotteur est soulevé complètement ( ftg'. 3), B communique avec l'atmosphère par /• et 

 les trous tt' percés dans la tige du flotteur. 



Lorsqu'au contraire il est un peu abaissé {fig^. 4)> f^ communique seulement avec la 

 trompe à eau par l>cE. 



En ce qui concerne l'évacuation des gaz aspirés, le robinet à trois voies des pompes 

 ordinaires est remplacé par une fermeture à mercure diftérant essentiellement de celle 

 qui est adoptée dans les pompes à mercure dites .sans robinet. 



L'orifice a qui termine supérieurement la boule A est à cet ellet surmonté, pendant 

 le fonctionnement de l'appareil, d'une couche de mercure contenue dans C. Lorsque 

 le mercure s'élève dans A, il chasse devant lui les gaz aspirés et les force à venir, par 

 l'orifice a et en traversant le bouchon de mercure, dans C et de là dans la trompe à eau. 

 Lorsqu'au contraire le mercure descend dans A, une partie du bouchon de mercure 

 s'écoule dans le vide baroniétri(]ue qui se crée au-dessous de lui, mais il en reste assez 

 pour empêcher les gaz de la trompe à eau de refluer dans le récipient à vider. tJe cette 

 manière il a été possible de supprimer tout espace nuisible et aussi le coup de bélier, 

 qui devient si dangereux avec les pompes à mercure usuelles lorsqu'on dépasse un vide 

 de ' de millimètre. 



Fonctionnement. — -Au début <le l'expérience, l'appareil est plein d'air à la pres- 

 sion atmosphérique, le mercure est au même niveau dans B et dans le tube qui 

 supporte A, le flotteur occupe la position de la figure 3 et l'orifice a n'est pas recou- 

 \ ert de mercure. Lorsqu'on actionne la trompe à eau. les gaz du récipient à vider sont 



