l45o ACADÉMIE DES SCIENCES. 



Si l'on introduit dans le tube D une substance S qui dégage delà chaleur, 

 il est évident que la tension de vapeur dans A augmentera et le liquide pous- 

 sera la petite bulle vers le récipient A'. Le déplacement de la bulle dû à 

 une petite quantité de chaleur est énorme, et cette sensibiHlc extrême est 

 due à trois causes : 



1" La tension de vapeur d'une substance comme i'éther augmente rapidement avec 

 la température ; 



2° S'il y a très peu d'air à l'intérieur des récipients, le déplacement du liquide ne 

 change pas les tensions dans A et A', et l'augmentation de tension en A n'est équilibrée 

 que par la dilTérence de niveau du liquide dans les récipients ; 



3° Le déplacement de la bulle d'air dans le tube capillaire est Ijeaucoup plus grand 

 que le cliangement de niveau du liquide dans les récipients. 



lïn outre, le déplacement de l'image de la bulle est amplifié pai' la lentille (ou la 

 lunette ). 



Evidemment, il est nécessaire de bien protéger un instrument d'une 

 telle sensibilité contre des courants de chaleur venant de l'extérieur. J'ai 

 essayé plusieurs méthodes, et j'ai choisi celle qui suit comme étant la jîlus 

 efficace : 



Les deux récipients sont placés dans un bloc E de plomb (pesant 25''5). Entre les 

 récipients et le plomb se trouvent, en bas, de la paraffine et, en haut, de la ouate. Deux 

 tiges F (normales au plan de la figure) supportent le plomb à l'intérieur d'une boite 

 en laiton G. Les tiges F servent d'axes par lesquels on peut changer l'inclinaison du 

 plomb, et ainsi déplacer la petite bulle d'air. La boîte G est complètement enveloppée 

 de ouate, qui se trouve dans une deuxième boîte en zinc (non représentée sur la 

 figure), et le tout est placé dans un thermostat à chaulTage électrique, qui a été déjà 

 décrit ('). 



En introduisant la source de chaleur dans le tube D, on peut employer plusieurs 

 méthodes pour mesurer le dégagement de chaleur. On peut observer le déplacement 

 maximum de la bulle quand l'appareil est en équilibre thermique, ou mesurer la 

 vitesse de déplacement de la bulle, etc. J'emploie le plus sou\ent une méthode de 

 compensation en absorbant la ciiaieur en même temps qu'elle est dégagée. Peltier a 

 découvert qu'un courant électri<|ue, en passant d'un métal à un autre, dégage ou 

 absorbe de la chaleur suivant le sens du courant. Le tube D renferme un couple P de 

 fer-nickel, et je cherche l'intensité du courant électrique qui absorbe la chaleur pro- 

 duite à chaque instant. L'étalonnage du couple au moyen d'un deuxième courant élec- 

 trique passant dans un deuxième circuit iiUroduit dans le tube D a montré : i" que 

 l'absorption de clialeui- pai- seconde est proportionnelle au courant si l'iiUensité du 

 courant ne dépasse pas o,o6 ampère; 2° que 8,2 grammes-calories sont absorbés par 

 heure et par ampère. 



(') DuAM- et LoRV, American Journal nf Science (4), t. IX. 1900. p. 179. • 



