SÉANCE DU 7 JUIN 1909. l5l3 



deux butoirs et à chaque oscillation charge le condensateur et le décharge 

 dans le galvanomètre. En même temps un style inscrit sur un cylindre 

 enduit de noir de fumée les vibrations du diapason en regard des contacts 

 dun pendule électrique battant la seconde. 



Avec ce dispositif on peut, sans aucune difficulté, atteindre une précision 

 remarquable, (^n apprécie sur le cylindre une fraction de millième de 

 seconde; la résistance se mesure avec une grande exactitude et la capacité 

 est déterminée très facilement à -^-^ près de sa valeur, ce qui esl plus que 

 suffisant pour les besoins de la pratique. 



Voici, à titre d'exemple, les résultats obtenus dans une série de détermi- 

 nations faites avec un diapason donnant 100 oscillations par seconde : 



R. «. «R. c. 



9867 100, 3o 989,6x10' i,oio5 



9887 100,07 989-4 I ,0107 



9S34 I 00 , 58 989 , r 1,0110 



9766 101,34 989,5 1,0106 



9800 1 00 , 8 î 988 ,0 I , o I a I 



9780 100,98 9^7''^ 1,0 123 



La moyenne est i?,oi 12 et est certainement exacte à ^~-^j près. 



Le condensateur mesuré est un condensateur étalon au mica. A 5oo périodes sa 

 capacité a été trouvée un peu plus faible. i?,oio5. Ces chiffres ne sont pas conformes 

 à l'opinion généralement admise que les condensateurs au mica ont une capacité qui 

 ne varie pas avec la fréquence. La capacité parait en eilet varier peu, si peu que le fait 

 a pu passer inaperçu, avec des méthodes de mesure insuffisamment rigoureuses; mais 

 elle ne paraît pas absolument indépendante de la fréquence. 



Dans les mêmes conditions, un condensateur à aii' nous a donné un cliillre toujours 

 invariable 



3,371 X io~'^ microfarad. 



Il semble donc que la méthode que nous rappelons soit susceptible de 

 déterminer avec une grande précision des capacités même très faibles, celle 

 d'une antenne, d'un fil quelconque de quelques mètres de longueur, etc. 

 l'.Ue esl très sensible et n'exige que des fils de faible force électromotrice, 

 I à 10 volls tout au plus. 



La connaissance très exacte de capacités nous a permis de vérifier l'éta- 

 lonnement de self-inductions variables dont la construction avait été parti- 

 culièrement soignée. p]n équilibrant, dans un dispositif de pont à téléphone, 

 la self au moyen d'un condensateur shunté par une résistance, nous avons 

 pu découvrir que la graduation de cette self présentait une erreur conslanle 

 fie -^Tfb d'henry. 



