l5l4 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



11 semble donc qu'avec la possibilité de mesurer une capacité de façon 

 précise, on ait en même temps un moyen commode d'étalonner une self- 

 induction. C'est pourquoi nous avons cru utile de signaler les services que 

 peut rendre un électro-diapason dans l'étude des questions de cette nature. 



ÉLECTRICITÉ. — Mesure absolue d'une résistance électrique en unités 

 électrostatiques. Note (') de M. Hukmuzescu, présentée par 

 M. Lippmann. 



Le principe de cette méthode en est le suivant : décharger un condensa- 

 teur électrisé, ayant une charge Q = CV, de Q, à Q.,, à travers une résis- 

 tance R; pendant ce temps, diminuer sa capacité de C, à C^, de sorte que 

 le potentiel V reste constant, 



dn = V dC. 



Soit I le courant constant ainsi formé; en appliquant la loi d'Ohm, 

 on a 



dl H 

 De ces deux relations on tiro la valeur de 



dC 



m 



On peut donc obtenir directement la valeur de R de tout système, dans 

 lequel ou puisse mesurer la variation de la capacité par rapport au temps, 



ou la mesure de -r-- 



Clt 



Un système pratique qui se prête très bien a l'expérience, c'est un condensateur 

 cylindrique formé par deux cylindres circulaires concentriques. Soient : le cylindre 

 intérieur c isolé et chargé, le cylindre extérieur C en communication avec le sol et 

 pouvant se déplacer suivant la direction de l'ave commun'; la capacité d'un tel système, 

 pour une longueur / commune des deux, cvlindres. est 



.log- 



(') Présentée dans la séance du i" juin 1909. 



