SÉANCE DU lO JANVIER 1910. 7^ 



précisément ce nombre que Ton doit lire quand le point de croisement des 

 aiguilles tombe sur la courbe correspondante. Telle est la disposition qui 

 caractérise la nouvelle famille des instruments à deux aiguilles. 



Un instrument à deux aiguilles n'est, en fait, que la réunion, dans un 

 même boisseau, de deux instruments indépendants portant cbacun son 

 aiguille. Chacun de ces deux instruments est approprié à la mesure d'une 

 grandeur d'où dépend la grandeur à déterminer, véritable fonction à deux 

 variables, et le tracé que porte le cadran joue le rôle d'un abaque 

 permettant de déterminer cette fonction sans calcul. 



La fréquence d'un courant alternatif, ou le nombre de fois qu'il change 

 de sens en une seconde, peut être déterminée par divers procédés. 11 n'en 

 est guère qui soit plus simple, plus rapide, plus étendu que l'emploi du 

 nouveau Fréquencemètre Ferrie. 



Le pelit appaieillage qu'il exige comporte deux circuits disposés pour être, l'un et 

 l'autre, reliés en dérivation sur les pôles de la source alternative dont la fréquence 

 est à déterminer. 



L'un des circuits, sensiblement dépourvu de self, présente une résistance ohmique /■; 

 l'autre circuit, de résistance ohmique négligeable, possède une self dont le coefficient / 

 est supposé constant dans les limites des mesures auxquelles est destiné l'appareil. 



Eeif. étant la tension entre les pôles de la source, les intensités qui traversent les 

 deux circuits sont respectivement 



. Eçlf. . ISrir. . 



' /■ ' l'j) ' 

 d'où 



'1 '■ / '1 



^2 / I, 



La fréquence est fonction seulement des deux intensités. Pour la déter- 

 miner, il suffit donc de déterminer i, et;.,. C'est à quoi sert le Fréquence- 

 mètre Ferrie, composé simplement de la réunion de deux galvanomètres 

 thermiques, de résistance et de self négligeables. L'un des galvanomètres 

 s'insère dans le premier circuit, l'autre dans le deuxième, et leurs deux 

 aiguilles, par leur point de croisement, fournissent la mesure cherchée, 

 comme il a été dit plus haut. 



Dans le cas particulier qui vient d'être examiné, où la fonction est un simple 

 rapport, les courbes se présentent sous la forme d'un éventail. Pour compléter le 

 réseau et étendre les ressources qu'oflVe l'appareil, on peut repérer empiriquement 

 sur chaque branche de courbe, c'est-à-dire pour chaque fréquence, des points corres- 

 pondant aux différentes tensions. En joignant les points d'égale tension par de 

 nouvelles lignes d'une couleur spéciale, on superpose un deuxième réseau au premier, 

 C. R., 1910, 1" Semestre. (T. 15U, N° 2.) l 'J 



